— 61S — 



quelle que soit l'inclinaison de ce dernier sur l'axe xy du 

 microscope (voir fig. 3). 



Je ne fais que signaler ici cette disposition théorique- 

 ment et pratiquement parfaite du système d'éclairage. Elle 

 nécessite des instruments spéciaux munis de platines très 

 minces, toutes dispositions brillamment réalisées dans les 

 beaux microscopes de Zentmayer et de Ross qui sont tout 

 naturellement désignés à ceux qui veulent obtenir de cet 

 instrument toutes les délicatesses d'images qu'il est suscep- 

 tible de donner, mais qui, comme tous les grands modèles 

 anglais, sont peu pratiques pour un travail courant et des 

 études sur des préparations non complètement terminées. 



Fig. 3. 



/. E7nploi des 'pinceaux de grande amplitude. — Nous^ 

 avons vu, dans ce qui précède, que, pour obtenir des 

 images nettes avec les objectifs actuels, l'ouverture du 

 pinceau éclairant ne devait pas dépasser le tiers de l'ouver- 

 ture de l'objectif employé. 11 est cependant un cas où l'on 

 pçut justement profiter du manque de netteté produit par 

 un très large, pinceau éclairant, c'est lorsqu'il s'agit d^ 

 découvrir de très petites parcelles colorées dispersées dans 

 un milieu peu transparent, mais incolore, tels que des 

 bacilles colorés dans des mucosités à peu près incolores 

 qui les dissimulent. Dans ce cas, les images fournies par 



