— 616 — 



ces mucosités disparaîtront dans un très large pinceau 

 éclairant, les oppositions de couleur subsisteront, et la pré- 

 sence des microorganismes sera révélée. Ce n'est là, au 

 fond, qu'un procédé d'analyse microscopique et non une 

 étude proprement dite, mais en cette qualité il peut rendre 

 des services qu'il peut être bon d'utiliser à un moment 

 donné. 



g. Eclairage à fond noir. — Pour terminer, je dirai un 

 mot de l'éclairage à fond noir, bien qu'il soit d'un emploi 

 difficile avec les objectifs à grande ouverture. 



Si on emploie un pinceau éclairant assez oblique pour 

 qu'il n'entre pas dans l'ouverture de l'objectif, aucun des 

 rayons transmis directement par la source lumineuse n'ar- 

 rivera à l'œil, et le champ du microscope sera obscur. Mais, 

 si dans ce champ se trouvent des particules ou objets quel- 

 conques, elles pourront arrêter au passage ces rayons et 

 en modifier la direction, de manière à ce qu'ils pénètrent 

 dans l'objectif. En d'autres termes, l'objet rayonnera comme 

 s'il était lumineux par lui-même, et l'on aura une image 

 éclairée sur fond noir. 



Au lieu d'employer un pinceau latéral étroit donnant peu 

 de lumière, on emploie un large pinceau conique émanant 

 d'une zone périphérique du condensateur, le centre étant 

 marqué par un diaphragme spécial. 



Il faut évidemment que ce diaphragme central soit assez 

 grand pour éliminer tous les rayons qui entreraient dans 

 l'ouverture de l'objectif employé. 



Cet éclairage, qui donne des effets très beaux sur les 

 sujets qui s'y prêtent, n'est guère employé qu'avec les 

 objectifs faibles ou moyens. 



Je bornerai là cette étude de l'éclairage, réservant, s'il 

 y a lieu, pour un autre article, ce qui est relatif à la photo- 

 micrographie. Il me suffira de dire ici que, dans ce cas,^ 

 les conditions d'achromatisme et d'aplanétisme négligeables 

 dans l'observation ordmaire prennent une grande impor- 

 tance et doivent être prises en considération. 



