SUR m NOUVEAU THERMO-REGULATEUR 



PAR 



Le D' P. MIQUEL 



décrit succinctement dans V Annuaire de VObser- 

 Montsouris, pour l'an 1888, page 598, un appareil 

 applicable au réglage de la température 

 des étuves à air un peu vastes, telles qu'on 

 est contraint d'en adopter dans les labo- 

 ratoires où l'on pratique de nombreuses 

 cultures bactériennes. J'ai achevé aujour- 

 d'hui l'étude de ce nouvel appareil qui 

 fonctionne très convenablement et qui 

 possède les qualités qu'on est en droit 

 d'exiger d'un bon thermo-régulateur. 



Description de Vappareil. — Cet instru- 

 ment consiste en une plaque de marbre 

 de 1" 10 de hauteur sur 0" 20 de largeur, 

 encastrée dans une forte planche de bois 

 de chêne {\o\vJig. 1). Sur cette plaque de 

 marbre sont étendues deux barres de zinc 

 ZZ ZZ de 1 mètre environ de hauteur sur 

 0'"03 de largeur et IS™" d'épaisseur. Ces 

 lames, appuyées contre des galets cylin- 

 driques, sont agencées de la façon sui- 

 vante : la lame ZZ, placée à droite dans 

 le dessin, est gouvernée à son extrémité 

 inférieure par une forte vis V tournant à 

 frottement doux, mais sans progresser, 

 dans une borne métallique scellée au 

 marbre; la vis, en tournant sur elle-même, 

 communique à c^te première barre de 

 zinc, munie d'un pas de vis femelle, un 

 mouvement de hausse ou de baisse très lent. L'extrémité 



Fi g. I. Tlicrmo- 

 régulateur à i/io de 

 grandeur vu de face. 



