— 120 — 



supérieure de cette barre s'articule à un court levier H 

 pivotant sur un tourillon fixé au marbre. A Fextrémité de 

 ce levier est pendue la seconde barre de zinc qui descend 

 parallèlement à la première et actionne, par son extrémité 

 inférieure, un levier coudé LA en bronze comme d'ailleurs 

 le levier ^et toutes les pièces articulées de l'appareil. 



La longue branche A du levier L A est libre, c'est-à-dire 

 qu'elle peut se mouvoir à droite et à gauche suivant que, 

 sous l'influence du chaud et du froid, le zinc se dilate ou 

 se contracte. L'extrémité de ce levier massif peut être 

 munie d'une longue aiguille, pour rendre plus appréciable 

 ses écarts et les enregistrer au besoin sur un cylindre 

 tournant horizontalement. La tête de la branche du levier 

 A sur laquelle est implantée cette aiguille est armée laté- 

 ralement de deux tranchants mousses destinés à écraser 

 deux tuyaux de caoutchouc. L'un de ces tuyaux, celui de 

 gauche, amène le gaz; l'autre, celui de droite, est destiné à 

 conduire l'eau froide sous une faible pression. Vis-à-vis 

 de ces deux couteaux sont placés deux forts ressorts 

 d'acier, / et /, buttant sur des chevilles métalliques et 

 supportant à leur extrémité libre deux plans résistants 

 dont on peut faire varier la distance du tranchant des deux 

 couteaux au moyen des vis / et /. 



Les vis / et / sont des vis de réglage. 



La vis Y sert surtout à ramener la grande branche du 

 levier coudé LA dans la ligne médiane, quand, sous 

 l'influence de la température, cette branche penche trop 

 fortement vers l'un des deux ressorts. 



La manœuvre de cette vis remplace dans ce thermo- 

 régulateur l'excès d'eau ou de mercure qu'il faut ajouter ou 

 retrancher aux appareils d'Arsonval ou de Schlœsing, pour 

 atteindre approximativement la température à laquelle on 

 veut voir ces régulateurs fonctionner. 



Les vis / et / qui commandent directement l'écrasement 

 des tubes de caoutchouc trouvent leur usage quand cette 

 température est atteinte, et servent alors à faire varier la 

 chaleur de l'étuve de dîxième en dixième de degré. 



