— 121 — 



La fig. 2 présente mon régulateur vu de côté. Les pinces 

 PP' maintiennent solidement deux tubes de verre, entre 



lesquels sont légèrement ten- 

 dus les tubes en caoutchouc 

 destinés ù être écrasés. C'est 

 aux extrémités externes de 

 ces tubes de verre qu'on fixe 

 les tuyaux destinés à conduire 

 soit le courant d'eau E E\ 

 soit le courant de gaz G G\ 



Enfin, le thermostat est 

 placé verticalement dans Fé- 

 tuve à régler, les zinc Z Z, 

 ZZ se dilatent suivant la 

 température moyenne des 

 couches d'air qui les bai- 

 gnent, et l'expérience dé- 

 montre que ce réglage est 

 d'une précision remarquable, 

 alors même que l'étuve se 

 compose d'une simple armoire 

 séparée sur cinq de ses faces 

 de l'atmosphère ambiante 

 par du verre d'épaisseur 

 ordinaire, et que l'étuve est 

 placée aux intempéries exté- 

 rieures (1). 



Théorie du thermo-rêgula- 

 teur. — D'une part, le coeffi- 

 cient de dilatation linéaire du marbre noir étant environ 

 égal à 0""°005, d'après les recherches de Duun, Sang et 

 Destigny; d'autre part, le coefficient de dilatation linéaire 

 du zinc s'élevant à O^^OS, il résulte que le zinc se dilate 

 5 fois plus que le marbre noir. Donc, pour l'élévation 

 d'un degré centigrade de chaleur, deux barres de marbre 

 et de zinc d'un mètre de longueur s'allongeront respecti- 

 vement de T^ et de -^ de millimètre. Le zinc, la dilatation 



Fig- 2. Thermo-régulateur à i/io de 

 grandeur vu de côté. 



(1) C'est à la maison Fontaine, de Paris, "que j'ai confié la construction de mon 

 thermostat. 



