122 



• 



du marbre déduite, s'allongera dans ces conditions de -^ 

 de millimètre pour un degré. Cet accroissement de lon- 

 gueur m'a paru trop faible pour pouvoir être utilisé direc- 

 tement dans un régulateur basé sur la dilatation des 

 métaux ; mais en multipliant cette dilatation par 3 et par 

 6 au moyen des leviers H ei LA {\oiv Jïg. 1), la barre de 

 zinc de droite fournit un allongement de -^ de milli- 

 mètre, qui, totalisés avec les -^ de millimètre de dilata- 

 tion de la barre de gauche, donnent, pour un degré, une 

 excursion des couteaux de -^ de millimètre, amplitude 

 plus que suffisante, comme on va le voir tout à Theure. 

 L'appareil que j'ai entre les mains ne fournit pas ce rende- 

 ment théorique, peut-être parce que le rapport entre la 

 dilatation du zinc ou du marbre gris dont il est formé n'est 

 pas exactement égal à 5, peut-être parce qu'il existe un jeu 

 léger dans les articulations. D'après les calculs déduits 

 d'une centaine d'observations micrométriques, l'excursion 

 des couteaux pour un degré a été trouvée voisine de -^, 

 soit un peu moins de 1/2 millimètre. Néanmoins, l'appa- 

 reil se trouve encore dans d'excellentes conditions pour 

 fonctionner. 



On a déjà compris le parti qu'on peut tirer de ce sys- 

 tème : si le gaz, source de chaleur, arrive avec un débit 

 tendant à élever la température de l'enceinte où se trouve 

 placé le régulateur, l'aiguille marche à gauche, comprime 

 la conduite flexible, et diminue le nombre de calories pro- 

 duites, jusqu'à ce qu'il s'établisse un équilibre permanent 

 entre les causes de refroidissement et l'appareil producteur 

 de la chaleur. Les causes de refroidissement sont générale- 

 ment la température extérieure, quand l'étuve est chaufïée 

 vers 30" ou 40"; on pourrait encore l'accélérer par un 

 courant d'eau froide, mais, dans ce cas particulier, ce serait 

 sans aucun bénéfice et non sans inconvénient. Si, au con- 

 traire, pendant les chaleurs de l'été, on désire maintenir 

 la température de l'étuve vers 20% quand la température 

 extérieure se maintient au-dessus de 20", ou éprouve des 

 variations diurnes pouvant aller de 15° à 25", il est indis- 

 pensable d'avoir recours à l'eau froide; le jeu de l'aiguille 

 régulatrice est ici de même aisé à saisir : quand la tempe- 



