— 124 



simple millimètre suffît donc à faire varier le volume du 

 gaz débité de 355 à litre à Theure. Etudions toujours avec 

 l'exemple choisi les effets successifs de cet écrasement. 



1 millimèt. avant l'écrasement complet, débit 355 litres à l'heure. 

 1/2°"" - — — débit 260 - — 



1/4""" — — — débit 120 — — 



Si une progression de 1/2 ■"■" du couteau ou du coin 

 réduit le débit de 75 litres, une seconde progression de 

 1/2-"» rabaisse de 260 ou le réduit à néant. L'effet de ce 

 dernier écrasement est donc 3 fois plus fort que l'effet du 

 premier. C'est sur ce point que je voulais attirer l'attention, 

 afin de montrer que les compressions du tube de caout- 

 chouc sont surtout efficaces à quelques dixièmes de milli- 

 mètres du point de l'extinction totale des brûleurs. Il 

 revient à dire que, dans mon thermostat, l'écrasement des 

 tubes doit être réglé de façon qu'aux plus petites varia- 

 tions de l'aiguille correspondent les plus grandes varia- 

 tions dans le gaz écoulé. 



Les courbes représentées dans le diagramme^^. 3 expri- 



Litres 



400 



300 



200 



100 



50 



millimètre 



0,5 



1-0 



Fig. 3. Courbes exprimant la quantité de gaz consommé par divers brûleurs 

 dont le tube d'alimentation est soumis à un écrasement progressif. 



