LES LABORATOIRES DE MICROGRAPHIE 



A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 (Suite) 



VL — Laboratoire de micrographie 

 DE l'Observatoire municipal de Montsouris. 



Le laboratoire du docteur Miquel est situé dans le pavil- 

 lon n° 2 de la ville de Paris, et se trouve placé symétrique- 

 ment û celui de M. Albert-Lévy, chef du service chimique 

 de robservatoire de Montsouris. Ces deux installations sont 

 dans la grande salle occupée par les belles expositions du 

 service des eaux et de l'assainissement. Nous regrettons 

 que la nature des sujets abordés dans ce journal ne nous 

 permette pas de faire une incursion dans le domaine de la 

 chimie des eaux et de Vatmosphère ; les appareils simples, 

 élégants et pratiques employés par M. Albert-Lévy dans 

 ses travaux, mériteraient une longue description; à défaut 

 de la pouvoir faire ici, nous engageons vivement le visi- 

 teur à s'arrêter devant le labor&toire de chimie de l'Obser- 

 vatoire, dont l'examen lui sera assurément très profitable. 



M. Miquel expose d'abord plusieurs trompes à eau, à double 

 et à triple effet, destinées à aspirer uniformément l'air 

 durant une période de temps indéterminée. Au voisinage de 

 ces instruments se trouve une grande trompe à vapeur 

 capable de déterminer un appel d'air de 12,000 litres à 

 l'heure, et plus particulièrement affectée aux analyses qua- 

 litatives des poussières atmosphériques; une trompe por- 

 tative construite sur le même principe ,est également pla- 

 cée sous les yeux des visiteurs et représente fidèlement la 

 trompe dont s'est servi M. de Freudenreich pour analyser 

 l'air des hautes altitudes. 



Les appareils nommés aéroscopes sont très complète- 



