— 568 — 



porte quel lieu. Ce n'est qu'au prix de ces analyses, faci- 

 lement exécutées par les praticiens des diverses localités, 

 qu'on arrivera à recueillir des travaux précieux, profitables 

 à rhygiène. 



Mon microbiomètre (voir fig. 1) se compose essentielle- 

 ment d'un tube de verre de diamètre variable, recourbé en 

 une spirale aplatie, qui se décompose : en une branche 

 verticale se recourbant en U, suivie d'une vaste ampoule 



soufflée M, communiquant par un 

 ,-"-■. tube courbe à un tube à essai dont 

 la partie inférieure est soufflée de 

 façon à pouvoir contenir une 

 quantité suffisamment élevée de 

 gélatine nutritive. 



L'appareil présente deux ouver- 

 tures, l'une en G pour Ventrée de 

 l'air, l'autre en B pour sa sortie; 

 c'est à cette dernière branche qu'on 

 adapte le tube destiné à produire 

 l'aspiration. 



Voici maintenant comment l'ap- 

 pareil peut être utilisé. Avant l'u- 

 sage, on introduit dans la branche 

 en U EEE extérieure, environ lO'""' 

 d'eau distillée, et dans la branche 

 fermée centrale 15""' de gélatine 

 nutritive à 12 pour 100; les ouver- 

 tures C et B reçoivent une bourre 

 de ouate, et le système est stérilisé 

 à l'autoclave, ou dans tout autre 

 appareil à vapeur. L'instrument 

 refroidi est garni de deux capu- 

 chons de caoutchouc et se trouve prêt pour voyager et 

 fonctionner où il plaira à l'expérimentateur. 



Au moment de l'analyse, la branche ouverte extérieure 

 G est débarrassée de son capuchon et de sa bourre, on 

 met en communication avec l'aspirateur la branche cen- 

 trale, et on fait passer l'air avec lenteur, 10 litres environ 

 à l'heure; l'air traverse en petites bulles une colonne 



Fig. I. — EEE, eau stérilisée; 

 M, ampoule oiî s'effectue le 

 mélange de l'eau et de la géla- 

 tine ; — G, gélatine stérilisée ; 

 B, bourre de coton ; — C, 

 deuxième bourre de coton et 

 capuchon de caoutchouc en 

 traits pointillés. 



