— 570 — 



gerie agissant sur deux soufflets de caoutchouc ayant la 

 forme d'une lanterne chinoise, et capables d'aspirer dans 

 un seul mouvement 50 cmc. d'air; un cadran muni d'une 

 aiguille indique à chaque instant la quantité d'air passée. 

 J'ajouterai aussi que, pour attirer plus sûrement tous les 

 microbes de lair dirigé dans mon instrument, je le mets 

 en communication avec une petite machine fournissant 

 de l'électricité statique, de même actionnée par le mou- 

 vement d'horlogerie de l'aspirateur, ce qui amène les 

 poussières de l'air en contact avec les parois internes du 

 barboteur. Quelques essais, en voie d'exécution, me font 

 espérer que je pourrai remplacer dans mes instruments 

 l'eau sur des filtres solides, je me réserve de revenir ulté- 

 rieurement sur cette question. Le bagage nécessité par ces 

 analyses bactériologiques se résume donc en deux simples 

 boîtes, l'une contenant l'aspirateur mécanique, l'autre une 

 douzaine de tubes à expérience et une douzaine de plaques 

 de verres circulaires pour répandre la gelée. 



En terminant cette description, nous croyons utile de 

 relever les points suivants relatifs à ce nouveau procédé 

 de dosage des bactéries atmosphériques : 



1" Les microorganismes enrobés dans la gélatine sont 

 bien humectés, et leur développement est ainsi assuré; 



2» L'agitation qui se fait au préalable dans la chambre 

 de verre à l'abri du contact de l'air amène, dans la mesure 

 du possible, la séparation des germes accolés; 



3° L'expérience se passant dès le début et jusqu'à la 

 la fabrication des plaques dans un même vase à l'abri des 

 poussières atmosphériques, l'introduction accidentelle des 

 microbes étrangers est rendue impossible; 



4° L'appareil est de dimension telle qu'une petite étuve 

 suffit pour en stériliser une douzaine à la fois. Son petit 

 volume le rend en outre d'un transport facile ; 



5" Pas un germe ne peut passer inaperçu, puisque les 

 microorganismes restés adhérents aux parois du vase 

 donnent, avec la gélatine retenue sur ses parois, des colo- 

 nies faciles à dénombrer ; 



6" La forme de l'appareil permet de s'assurer si plusieurs 



