526 



Naturwissenschaftliche Wochcnscorift. 



XI. Nr. 44. 



Firma Fuess- Steglitz bei Berlin zu verdanken ist und 

 wovon wir in Fig. 2 a und 2 b zwei verschiedene Formen 

 zur Anschauung bringen. Bekanntlich sind die Fehler, 

 welche gewöhnliche Thermometer unter dem Einfluss der 

 Sonnenstrahlung aufweisen können, ausserordentlich gross, 

 so dass alle Angaben über Lufttemperaturen, soweit diese 

 nicht in tiefem Schatten gemessen werden, völlig ungenau 

 und unbrauchbar sind. Zumal auf Luftschi Iffahrten machte 

 dieser Umstand sich in der unangenehmsten Weise be- 

 merkbar. Prof. Assmann nun ersann, um 

 diesem üebel abzuhelfen, das Aspirations- 

 psychrometer, dessen Herstellung der ge- 

 nannten vortrefflichen Firma vollständig 

 gelang. Durch ein Uhrwerk wird ein 

 Rädchen in sehr schnelle Umdrehung ver- 

 setzt in der Weise, dass es dabei die Luft 

 in raschem Strome ansaugt. Dieser Luft- 

 strom besitzt in Folge seiner kräftigen 

 Bewegung die wahre Lufttemperatur und 

 wird nun so geleitet, dass er gezwungen 

 wird, an den beiden Thermometern (ein 

 trockenes und ein feuchtes) vorbeizustreichen. 

 Da nun die beiden Thermometer nach Mög- 

 lichkeit auch gegen die directe Strahlung 



der Sonne geschützt sind, so kommt es, dass 

 man mit dem Aspirationspsychrometer selbst in stärkster 

 Sonnengluth die wahre Lufttemperatur bis auf winzig 

 kleine Fehler zu ermitteln im Stande ist. Da ein trocke- 

 nes und ein feuchtes Thermometer vorhanden sind, so ver- 

 mag man auch gleichzeitig die absolute und relative 

 Feuchtigkeit fehlerfrei zu bestimmen. Das Instrument ist 

 ausserordentlich handlich 

 und im Lederetui bequem 

 in der Tasche zu trans- 

 portiren, so dass es zu- 

 mal für Forschungsrei- 

 sende von höchster Be- 

 deutung ist. Man ver- 

 dankt es vorzugsweise 

 diesem Instrumente, wenn 

 man jetzt durch die wis- 

 senschaftlichen Ballon- 

 fahrten die Lufttempe- 

 raturen in den hohen 

 Schichten der Atmosphäre 

 genau bestimmt hat, wo- 

 bei man erkannte, dass 

 die alten, meist von Glais- 

 her herstammenden Tem- 

 peraturbeobachtungen 

 auf Ballonfahrten durch 

 Strahlungseinflüsse viel- 

 fach Fehler von 20, ja 

 25 und mehr Graden 

 aufweisen, also ganz un- 

 brauchbar sind. 



Die gleiche Firma 

 stellt neben vielen rein physikalischen noch zahlreiche 

 andere meteorologische Apparate aus, zumal diejenigen, 

 in den Berliner Urania-Säulen Verwendung ge- 

 haben. Erwähnt seien hier nur noch die Fuess- 

 Anemometer, welche durch mehrere Uhrwerke 



Fig. 3. 



ganzen berufen ist. Das neue Instrument ist von der Firma 

 Warmbrunn, Quilitz & Co. in Berlin ausgestellt. Es ist 

 von der einfachsten Construction und kann daher unbeschadet 

 seiner Genauigkeit und Empfindlichkeit für einen fabelhaft 

 billigen Preis (3,60 M.) hergestellt werden. Im Wesentüchen 

 besteht es nämlich aus einer mit Luft erfüllten Flasche, 

 welche durch einen mit zwei Glasröhrchen durchbohrten 

 Gummipfropf verschlossen ist. Das eine dieser Glasröhr- 

 chen enthält in einem in wagerechter Lage gebogenen 

 Abschnitt ein Flüssigkeitströpfchen, das 

 den Abschluss der im Inneren der Flasche 

 enthaltenen Luft gegen die Aussenluft bil- 

 det. Bei jeder eintretenden äusseren Druck- 

 schwankung wird dieses gefärbte Flüssig- 

 keitströpfchen so weit verschoben werden, 

 bis der Luftdruck im Innern der Flasche 

 gleich dem äusseren Druck geworden ist. 

 Um nun dieses als Index dienende Tröpf- 

 chen nach erfolgter Verschiebung wieder auf 

 die normale Stellung zurückzuführen und 

 zugleich eine Verschiebung desselben durch 

 den Wechsel der Lufttemperatur zu verhin- 

 dern, ist das zweite Glasröhrchen in eine 

 sehr feine Spitze ausgezogen und setzt durch 

 diese die äussere Luft mit der inneren 

 in unmittelbare Communication. Allmählich wird daher 

 durch die feine Oeffnung der Ausgleich zwischen innerer 

 und äusserer Luft erfolgen und das oben erwähnte 

 Flüssigkeitströpfchen daher wieder in seine ursprüngliche 

 Es ist klar, dass plötzliche Tempe- 

 Luft ebensolche Wirkungen 

 äussern müssten, wie 

 blosse Druckschwankun- 

 gen der Aussenluft xmd 

 desshalb besitzt die ganze 

 Flasche noch einen Filz- 

 mantel, welcher schnelle 

 Temp eraturänd erungen 

 der Innenluft unmöglich 

 macht. Das so geschaffe- 

 ne, in der That höchst 

 einfache Instrumentchen 

 zeigt nun eine wirklich 

 erstaunliche Empfindlich- 

 keit, indem es z. B. die 

 Luftdruckabnahme mit 

 der Höhe schon bei einer 



Lage zurückkehren 

 raturänderungen der inneren 



Hebung 



um wenige Deci- 



Fig. 4. 



welche 



funden 



sehen 



bis zu 10 Millionen Metern Umdrehungen des Schalenkreuzes 



selbstthätig registriren. H. 



Variometer heisst ein neues, von v. Hefner-Al- 

 te neck angegebenes Instrument (Fig. 3), welches die ge- 

 ringfügigsten, plötzlichen Aenderungen des Luftdrucks mit 

 Sicherheit zu erkennen gestattet und insofern die Angaben 

 des Barometers in sehr Wünschenswerther Weise zu er- 



meter aufs deutlichste zu 

 erkennen gibt und auch 

 andere, minimale Druck- 

 änderungen, z. B. die 

 durch das Oeffnen einer 

 Thür entstehenden, sofort 

 anzeigt. Es steht zu er- 

 warten, dass auch die 

 Meteorologie die Angaben 

 des Variometers, die uns sozusagen von den kleinsten Wellen 

 in unserem Luftmeer Kunde geben, nicht unbeachtet 

 lassen wird, wenn dieselben auch für das Studium der Atmo- 

 sphäre nicht von so grosser Bedeutung sein dürften wie 

 die vom langsamen Ebben und Fluthen im Luftmeer zeu- 

 Schwankungeu des Barometers. F. Kbr. 



Erwähnt möge ferner ein Barometer der Firma 

 Otto Bohne- Berlin werden, das sogenannte „Barometer 

 No. 14", welches gegen Temperatureinfluss compensirt 

 ist, so dass keine Correctionen der Barometerstände auf 

 0** erforderlich sind. Das Instrument ist besonders für 

 Höhenmessungen geeignet, da es eine Skala zum directen 



genden 



