Nr. 17. 
Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 
207 
EN mm  — — — — — — 
der Fahrstift #, der an einem auf dem ersten Rahmen 
senkrecht stehenden zweiten Rahmen B befestigt ist. 
Letzterer ist zugleich der Träger der Zählwerke Z. Zur 
Führung des Instrumentes dienen die auf den Querseiten 
des horizontalen Rahmen angebrachten Pfannen 7, in 
welche je ein Finger jeder Hand einzulegen ist. Es nimmt 
also die Bedienung des Instrumentes im Allgemeinen 
beide Hände in Anspruch. Indess durch Auflegen eines 
Gewichtes auf die eine Seite desselben kann auch die 
eine Hand entbehrlieh gemacht werden. Die Fahrriehtung 
giebt die vorn am Apparat angebrachte Spitze S an. Bei 
der Führung hat man darauf zu achten, dass der Fahr- 
stift genau auf der Curve bleibt und zwar darf das nur 
durch Drehen des Apparates, nicht durch seitliches Ver- 
schieben desselben zu erreichen gesucht werden. Unter 
Beachtung dieser Vorschrift laufen die Rädchen auf den 
oben bezeichneten Paralleleurven, ferner steht dann von 
selbst immer die Achse derselben senkrecht auf der Curve 
und geht in Folge 
dessen auch stets 
durch das Centrum 
der Krümmung. 
Letzterer Eigen- 
schaft wegen ist 
muss. Die Führung geschieht in der Weise, dass das 
Laufrädehen in der durch das Steuer angegebenen Richtung 
vorwärts bewegt wird. Dabei hat man sein Augenmerk 
wieder auf den Fahrstift zu lenken, diesen genau auf 
der Curve zu halten, die Schildfläche desselben aber stets 
tangential zur Curve zu riehten. Das Laufrädchen bewegt 
sich dann ebenfalls von selbst auf der bezeichneten Pa- 
ralleleurve. Die Längen der Curven ergeben sich bei 
beiden Apparaten unmittelbar aus den Angaben der Zähl- 
werke. Diese sind nämlich von vornherein so angelegt, 
dass sie die von den Laufrädehen zurückgelegten Weg- 
strecken gleich halbirt anzeigen. 
Von den bisherigen Curvimetern darf den neuen In- 
strumenten der Vorzug grosser Einfachheit der Construction 
und Leiehtigkeit der Handhabung zuerkannt werden. Die 
Anbringung eines Fahrstiftes ermöglicht ausserdem die 
Befahrung jedweder Curve sowie grosse Genauigkeit des 
Resultates. Letztere wird wesentlich auch dadurch be- 
dingt, dass der 
Fahrstift als Fall- 
stift construirt ist. 
In Folge dessen be- 
rührt seine Spitze 
die zu befahrende 
dieses ‚Instrument Papierfläche di- 
als Centraleurvi- rekt, wodurch ein 
meter bezeichnet fehlerhaftes Füh- 
worden. ren des Instrumen- 
Eine andere tes, wie es bei 
Art von Parallel- dem - Niehtberüh- 
eurven erhält man, Figur 2. ren der Stiftspitze 
wenn man von leicht eintreten 
einem Punkt aus nach sämmtlichen Punkten der Curve | kann, völlig ausgeschlossen ist. Die Genauigkeit des 
Strahlen zieht und diese alle nach demselben Ver- | Resultates hängt ja allerdings auch etwas von der 
hältniss theilt. Die so entstehende Curve ist dann | Geschicklichkeit des Führenden wie auch von der Art 
genau im Theilungsverhältniss grösser oder kleiner als 
die ursprüngliche Curve. Nach diesem Prineip der Pa- 
ralleleurven sind die sogenannten Pantographen oder 
Storehsehnabel gebaut. Unter Benutzung eines solchen 
ergab sich die nachstehende zweite Form des Parallel- 
eurvimeters (Fig. 2): An das eine Ende eines nach dem 
Verhältniss 1:2 getheilten Pantographen ist ein nach 
allen Richtungen stellbares Laufrädchen L angebracht. 
Die Drehung desselben geschieht durch das Steuer 5 
oberhalb des Gestänges. Das andere Ende P des Panto- 
graphen ist durch ein Gewichtstück festgelegt; es ist das 
der Pol, um welchen der ganze Apparat sich bewegt. 
Wir haben demselben deshalb den Namen Polarcurvimeter 
beigelegt. In der Mitte zwischen den beiden Endpunkten 
des Pantographen befindet sich der Fahrstift F. Dieser 
hat eine schildförmige Gestalt. Durch eine besondere 
Steuerung St ist der Fahrstift mit dem Laufrädchen so 
verbunden, dass Schildfläche des Fahrstiftes und Lauf- 
rädehen stets in gleicher Richtung stehen und ‚jede 
Drehung des einen von dem andern mitgemacht werden 
der Curve ab. Im Allgemeinen bewegen sich aber die 
Fehler nach den vorgenommenen Prüfungen weit unter 
1°%/,; sie belaufen sich meist nur auf wenige Zehntel 
Procent. Besonders sichere -Resultate liefern die Polar- 
eurvimeter. Wenn nun aber auch die Centraleurvimeter 
um ein Geringes ungenauer arbeiten, so gewähren sie 
doch auch wieder den grossen Vortheil, dass sie auf 
jedem beliebigen Tisch benutzt werden können und un- 
besehränkt in jeder Riehtung sich bewegen lassen. Die 
Polareurvimeter sind dagegen ihrer Construction ent- 
sprechend in ihrem Fahrbereieh beschränkt und erfordern 
zu ihrer Benutzung stets eine grössere ebene Fläche. Wo 
allerdings eine solche vorhanden ist, da dürften die Polar- 
eurvimeter doch ihrer Genauigkeit wegen den Vorzug er- 
halten, noch dazu da ihre Führung leichter ist und weniger 
Zeitaufwand erfordert. Jedenfalls hegen wir die Ueber- 
zeugung, dass die Paralleleurvimeter einen wesentlichen 
Fortschritt bedeuten, und wir glaubten deshalb im Dienste 
der Wissenschaft zu handeln, wenn wir dieselben durch eine 
ausführliche Beschreibung weiteren Kreisen bekannt machen. 
-Ueber „die Pfeilgifte“ liegen weitere sehr eingehende 
Untersuchungen vor von Professor L. Lewin (Virchow’s 
Archiv für patholog. Anatomie und Physiologie ete. 136. 
Band, S. 403ff. und 138. Band, S. 283ff. Besonders er- 
schienen im Verlag von Georg Reimer, Berlin.‘ Siehe 
„Naturw. Wochensehr.“ 1894, S. 375ff.). — Lewin be- 
sprieht darin, was uns Wissenswerthes über die Pfeilgifte 
der einzelnen. Stämme, welche Pfeilgifte geführt haben 
oder noch führen, überliefert ist, und berichtet über die 
Untersuehungen, welehe er besonders mit dem reichen 
Material des Museums für Völkerkunde in Berlin ange- 
stellt hat. Leider sind ja die überkommenen Angaben 
über Herkunft der Gifte, wie schon in unserer Arbeit 
(„Naturw. Wochensehr.“ 1894, S. 375) erwähnt, zumeist 
sehr mangelhaft. Auch das Material der einzelnen Gifte, 
welches L. zur Verfügung stand, war im Ganzen nur spärlich. 
Daher ist vorauszusehen, sagt L., „dass noch eingehendere 
Aufklärungen über die Natur des einen oder anderen dieser 
Gifte in der Zukunft gegeben werden, als ich sie zu geben 
vermochte. Die mitgetheilten Forschungen sollen die 
Grundlagen für weiteres Arbeiten darstellen. Ausser ge- 
lungenen chemischen Reindarstellungen wirksamer Be- 
