RN ENT 16, 
Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 
183 
die am Glase haftende Luftschicht in das Vacuum hin- | stellt einen Inductor für 30 em Schlagweite dar, der auf 
eintreibt. 
In Folge der 
genauen Regulirung 
des Vaeuuns ist die 
Intensität der mit 
der hier beschrie- 
benen, neuen Rönt- 
genlampe erzeugten 
Strahlung bei Ver- 
wendung von ver- 
hältnissmässig_ klei- 
nen Funkeninducto- 
ren sehr bedeutend; 
man kann z. B, mit 
Induetorien von nur 
15 bis 20 em Schlag- 
weite Strahlen er- 
zielen, die das Kno- 
der linken Seite 
mit einem Queck- 
] silber - Unterbrecher 
und  Stromwender 
und auf der rechten 
mit einem Deprez- 
Unterbreeher ver- 
sehen ist; in dem 
Kasten, auf dem 
diese Theile aufge- 
baut sind, befindet 
sich der Conden- 
sator. 
Die  eigenar- 
| tige >ehandlung 
der Secundär- 
spule macht das 
Auftreten von Isola- 
chengerüst der Hand 
durch eine 2 mm 
dieke Messingplatte 
hindurch deutlich 
erkennen lassen. 
Eine Probe von der Leistung der 
neuen Lampe giebt die in Figur 3 
reprodueirte photographische Auf- 
nahme einer Messingplatte von 5 mm 
Dieke mit kreuzweise aufgelegten 
1 mm dieken Messingstreifen. Die 
Aufnahme erfolgte mit 5 Minuten 
Belichtung bei 15 em Schlagweite 
des Induetors und 15 em Entfernung 
zwischen Röhre und Object. Die 
Röntgenlampen eignen sich wegen 
der - Intensität: ihrer Strahlung be- 
sonders zur Durchleuchtung des 
ganzen Körpers 
erwachsener Per- 
sonen. 
Die  Verwen- 
dung der Funken- 
induetoren für 
Röntgen - Versu- 
che stellte  ver- 
schiedene neue An- 
forderungen an die 
Construction dieser 
Apparate. 
Inductor und 
Unterbrecher sollen, 
ohne Schaden zu 
nehmen, eine län- 
gere, ununterbroche- 
ne Benutzung ge- 
statten; der Unter- 
breeher soll wäh- 
rend des Betriebes 
ohne Störung des- 
selben regulirbar 
sein; einzelne der 
Abnutzung unter- 
worfene Theile des 
Unterbrechers sollen 
sich auf einfache 
Weise auswechseln 
lassen. 
Diesen Anforderungen entsprechen die von der ge- 
nannten Firma gebauten Inductoren. 
Ausgerenkter Arm. 
Arm. wieder eingerenkt. 
Fig. 3. 
Fig. 4. 
Funkeninductor. 
= tionsfehlern in die- 
sem empfindliehsten 
und werthvollsten 
Theile des Appa- 
rates selbst bei lang 
anhaltender, starker Beanspruchung 
unmöglich; dasselbe gilt für den zur 
Unterbrechungsstelle des Primärstrom- 
kreises parallel liegenden, sorgfältig 
zusammengesetzten Condensator. 
Bei der Ausführung des rechts 
montirten Deprez-Unterbrechers 
ist darauf Bedacht genommen, dass 
die Unterbrechungsfunken weder eine 
übermässige Erwärmung hervorrufen 
noch eine Beschädigung der isoliren- 
den Theile herbeiführen. 
Bei Funkeninductoren für ge- 
ringere Schlagwei- 
ten (10 em) genügt 
ein Unterbrechungs- 
eontaet, bei sol- 
chen für höhere 
Schlagweiten (von 
20 em an) hat es 
sich im Interesse 
sicheren Fune- 
tionirens als vor-. 
theilhaft erwiesen, 
zwei Contacte zu 
verwenden; die 
Stromunterbrechung 
ist alsdann eme 
gleichmässigere, so 
dass grössere 
Schlagweiten auch 
durch den Deprez- 
Unterbreeher mit 
Sicherheit erzielt 
werden können. 
Der Queek- 
silber-Unterbre- 
eher auf der lin- 
ken Seite des In- 
duetors ist construc- 
tiv dadurch ausge- 
zeichnet, dass der 
bewegliche Arm mit 
| 
at Red] 
Unterbrechungsstift und Eisenanker fest in Zapfen ge- 
Die Abbildung 4 | lagert ist; hierdurch wird die Bewegung des Armes 
