154 
Naturwisseuschaftliche Wochenuschritt. 
XII. Nr. 16. 
sicherer gewährleistet, als wenn er durch eine Blattfeder 
mit der festen Säule verbunden wäre. Besondere Spiral- 
federn überbrücken den Uebergangswiderstand zwischen 
Zapfen und Säule. Der Eisenanker sitzt an einem be- 
sonderen, durch Schraube verstellbaren Theil des Armes, 
damit man seine Entfernung von dem Eisenkern des In- 
duetors reguliren kann Auf den Arm ist eine Stange 
mit Laufgewieht auf- 
geschraubt, durch das 
die Anzahl der Unter- 
brechungen in  be- 
kannter Weise ver- 
ändert werden kann. 
Der Stromwen- 
der neben dem Queck- 
silber-Unterbrecher ist 
mit Anschlägen und 
Marke versehen, wo- 
durch die richtige Ein- 
schaltung bezüglich 
der Polarität erleichtert 
und der Gefahr vor- 
gebeugt wird, dass 
die Vacuumröhre durch 
falsche Verbindung 
mit den Polen der 
Secundärspule beschä- 
digt werden kann. 
Auf dem Schild- 
chen am Condensator- 
kasten des Inductors 
sind alle wissenswer- 
then Constanten der 
Primär- und Seeundär- 
spule verzeichnet. 
Die Abbildung auf 
dieser Seite zeigt alle 
für eine Durchleuch- 
tung erforderlichen 
Apparate. Der Induc- 
tor erhält seinen Strom 
von einer besonderen 
sechszelligen Akkumu- 
latorenbatterie, in 
deren Stromkreis ein 
Regulirwiderstand mit 
fünf Abtheilungen eingeschaltet ist. 
Die beiden Elektroden der «esetzlich geschützten 
Röntgen-Lampe mit regulirbarem Vacuum, die durch 
ein practisches Stativ zum Verstellen der Lampe ge- 
halten wird, sind mit den Polen der Secundärspule des 
Induetors verbunden, von denen auch zu den beiden 
Elektroden des Funkenmessers Drähte geführt sind. 
Diese Anordnung empfiehlt sich aus zwei Gründen: ein- 
mal lässt sich aus der Art und Weise, wie die Funken 
am Funkenmesser überspringen, die Polarität der Seeundär- 
spule bestimmen, bevor die Röhre eingeschaltet ist; sodann 
ist durch die Einstellung des Funkenmessers auf ent- 
sprechende Entfernung der Elektroden ein Mittel gegeben, 
Ein Versuch, die bei Blitzschlägen erreichte 
maximale Stromstärke zu schätzen ist von F. Pockels 
im Februarheft der „Meteorologischen Zeitschrift“ mitge- 
theilt worden. Pockels ging von der Ueberlegung aus, 
dass der an exponirten Basaltfelsen häufig beobachtete, 
starke polare Magnetismus durch Blitzschläge verursacht 
sein müsse, und glaubte somit in der magnetisirenden 
Inductor mit Apparaten für Durchleuchtung. 
die Lampe gegen Beschädigung durch Funken von zu 
grosser Länge zu schützen. 
Das zweite Stativ trägt einen Fluoreseenzsehirm 
mit Dunkelkappe für Durchleuehtungen. Die Röntgen- 
lampe lässt sich an ihrem Stativ in einfacher Weise 
horizontal stellen und kann für photographische Auf- 
nahmen Verwendung finden. 
Der Inductor ist 
in Verbindung mit 
einem entsprechend be- 
messenen Regulirwi- 
derstand auch mit hö- 
herer Spannung 
z. B. Netzspannung 
eines Elektrieitäts- 
werkes zu betrei- 
ben. Der Betrieb mit 
geringerer Spannung 
durch eine besondere 
Akkumulatorenbatterie 
ist jedoeh vortheilhaf- 
ter und hat ausserdem 
eine geringere Ab- 
nutzung der Contacte 
des  Deprez - Unter- 
brechers zur Folge. 
Der Quecksilber-Unter- 
brecher ist zum Be- 
triebe mit höherer 
Spannung weniger 
geeignet. 
Bei dem gegen- 
wärtigen Stand der 
Fabrikation von Rönt- 
genlampen genügen 
für alle _ Anforderun- 
sen Funkeninduetoren 
von Siemens & Halske 
für eine Schlagweite 
von ea. 20 cm Funken- 
länge vollständig. Ge- 
baut werden jedoch 
Induetoren für eine 
Schlagweite von ca. 
10 cm an bis zu ea. 
50 em, die den weit- 
gehendsten Ansprüchen gerecht werden und auch bei 
maximaler Sehlagweite äusserst intensive Funken geben. 
Für photographische Aufnahmen eignet sich 
der Betrieb des Induetors mit Quecksilber und Deprez- 
Unterbrecher in gleieher Weise; für Durchleuehtung 
giebt der Deprez-Unterbrecher ein etwas gleiehmässigeres 
Licht als der Queeksilber-Unterbrecher, jedoch ist die 
Anzahl der Unterbreehungen auch bei dem Quecksilber- 
Unterbrecher soweit regulirbar, dass er sich für diesen 
Zweck verwenden lässt. 
Ausser für Röntgen-Versuche finden die neuen Indue- 
toren unter anderem besonders auch für Laboratoriums- 
Apparate zur Ozon-Darstellung Verwendung. 
Wirkung ein Mittel zu finden, um das Maximum der 
Stromstärke bei Blitzentladungen berechnen zu können. 
Basaltstäbe, für welche zuvor das vermittelst eines 
Spiegel-Magnetometers gemessene, remanente magnetische 
Moment als Function der gewesenen magnetischen Feld- 
stärke bestimmt worden war, konnten durch Batterie-Ent- 
ladungen magnetisirt werden. Pockels schnitt nun aus 
