208 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 21. 
Der Wolpert’sche Luftprüfer. 
Auf dem X. internationalen medieinischen Congresse 
zu Berlin 1390 wurde den Besuchern ein handliches In- 
strument vorgezeigt, das in keiner Familie 
fehlen sollte und in der Hand des Arztes 
viel gutes stiften wird. Mit Hülfe des 
Pettenkofer’schen Verfahrens konnte man 
schon seit längerer Zeit die Luft die wir 
einathmen, auf ihre Güte prüfen; doch 
ist das Verfahren zeitraubend und um- 
ständlich und es konnte darum eine viel- 
seitige Verwendung desselben nicht er- 
hofft werden. Da ist es nun Herrn Hein- 
rich Wolpert in Nürnberg gelungen, einen 
kleinen Apparat zu construiren, der es er- 
möglicht, überall in kurzer Zeit sich von der 
Güte der Luft oder auch ihrer Schädlich- 
keit zu überzeugen, mit einer Genauigkeit 
den Kohlensäuregehalt der uns umgebenden 
Luft zu bestimmen, die nach einem Ur- 
theille des Herrn Professor Dr. med. 
Hoppe-Seiler „dem Pettenkofer’schen Ver- 
fahren an die Seite zu stellen ist.“ Die 
beistehende Abbildung führt das kleine 
Instrument den „Wolpert’schen Luftprüfer“ 
in seiner wirklichen Grösse vor. 
Bei der hohen Bedeutung, welehe die 
Güte unserer Athemluft für unsere Gesund- 
heit hat, bei der Bedeutung, welche der 
Apparat für die Gesundheitspflege in Haus 
und Familie, in Schulen, öffentlichen An- 
stalten, Kasernen, Krankenhäusern, auch 
für Bergwerke, Betriebe u. s. w. zu ge- 
winnen geeignet ist, darf es gerechtfertigt 
erscheinen, wenn man seine Bekannt- 
schaft weiteren Kreisen vermittelt, zu- 
mal uns unsere Nase bei Beurtheilung 
unserer Lebensluft allzu leicht im Stiche 
lässt. Ich halte es daher für ange- 
bracht, den Apparat hier etwas genauer 
zu beschreiben, seine Anwendung zu schil- 
dern und das Prineip klar zu legen, nach 
welchem die Luftprüfungen damit vor- 
genommen werden. 
Die Abbildung zeigt uns einen Glas- 
eylinder von 50 cem = !/s, 1 Inhalt, in 
dem sich ein Kolben auf und ab be- 
wegen lässt, dessen Stange hohl ist und 
somit der äusseren Luft Zutritt gestattet; 
die äussere Oeffnung der Kolbenstange 
kann jedoch mit einer Gummikapsel 
geschlossen werden. 
Auf dem Glaseylinder sieht man ver- 
schiedenes eingravirt. So auf der rechten 
Seite die Eintheilung in Cubikeentimetern, 
links in Tausendtheilen die Angaben des 
Kohlensäuregehaltes und zur leichteren 
Orientirung die Bezeichnungen: Gute Luft 
— Noch zulässig, — Schlecht, u. s. w. 
Zu dem Apparat gehören die Luftprüfungskapseln, 
mit deren Hülfe die Prüfungs -Flüssigkeit 
wird. 
Die eigentliche Luftprüfung geschieht folgender- 
massen: Von der Versuchslösung füllt man 2 Cubikcenti- 
meter in den Glaseylinder, worauf man den Kolben 
hergestellt 
Von Dr. H. Trautzsch. 
Carbacidometer. 
H. Wolpert’s Luftprüfer. 
Carbacidometer. 
vs herunterstösst, dass die rothe Lösungsflüssigkeit 
in der hohlen Führungsstange aufsteigt. 
Nun zieht man den Kolben, unter 
jedesmal folgendem, wenigstens 1 Minute 
dauerndem Schütteln des Glases, absatz- 
weise so lange auf einen immer höheren 
der fünf aufgravirten Luftreinheitsgrade, 
bis die Versuchslösung, vorher roth, voll- 
ständig wasserhell geworden ist; den 
Luftreinheitsgrad liest man dann direet 
am Glase ab. In unserer Figur würde 
die Stellung des Kolbens auf sehr 
schleehte Luft deuten. 
Den Kohlensäuregehalt findet man 
nach Eintritt der Farbreaction genauer, 
als dies am Glase abgelesen werden kann, 
wenn man mit der Zahl der zur Ent- 
färbung verbrauchten Cubikeentimeter Luft 
in 31,31 dividirt, oder die betreffende 
Tabelle nachschlägt, welche der Erfinder 
seinem Apparate beigiebt. 
Die ganze Operation nimmt wenig 
Zeit in Anspruch und kann in jedem 
Raume, Zimmer, Kirche, Wirthschaft, 
Theater, auf der Reise, ausgeführt werden. 
Wie angenehm muss es für den Arzt 
sein, wenn er die Luft des Kranken- 
zimmers schnell prüfen kann, wie viel 
kann ein Familienvater für die Seinen 
thun, der Lehrer für seine Schüler, 
wenn er zur rechten Zeit sich von der 
Nothwendigkeit der Zimmerlüftung zu 
überzeugen vermag! 
Und selbst im Geheimen kann die Luft- 
prüfung vorgenommen werden, wenn man 
sein Glas sich füllen lässt, dasselbe schliesst 
und zu Haus den Versuch ausführt. 
Die neue Luftprüfungsmethode auf 
Kohlensäure beruht auf dem Prineip: 
die Kohlensäure eines allmählich ver- 
grösserten Luftraumes zur Neutralisirung 
einer alkalischen Reagenslösung herbei- 
zuziehen. Das geschieht durch die An- 
wendung des graduirten Glascylinders, 
in den man zu einer bestimmten Menge 
alkalischer Reagenslösung von bekanntem 
Titer, die mit einem Indicator gefärbt ist, 
die Untersuchungsluft durch die hohle 
Kolbenstange zutreten lässt, bis das 
Moment des Farbenumschlags eintritt. 
Zur Bereitung der gewählten Reagens- 
flüssigkeit, welche, vorherroth, durch Kohlen- 
säure entfärbt wird, nimmt man auf 500 eem 
Lösungsmittel (Alkohol + Wasser), den In- 
halt einer Luftprüfungskapsel. Derselbe be- 
steht aus zwei Substanzen: oben befindet 
sich ein gelbliches Pulver, akalimetrisches 
Pigment—Phenolphtalein C,, H,, O,; unten 
liegt eine weisse, alkalische Substanz— Soda oder krystalli- 
sirtes kohlensaures Natrium Na, CO, + 10H, 0 (100mg). Das 
Phenolphtalein löst sich im Alkohol, die Soda im Wasser. 
Die Rothfärbung des Phenolphtalein durch das Alkali 
hat ihren Grund in dem Auftreten rother Phenolphtaleinate; 
das Phenolphtalein ist eine Säure. 
