Nr. 35. 
Naturwissenschaftliehe Wochenschrift. 355 
m eeeeeeeeeittitiiijiäjigükieknainiktiksknsksksknsieeriiirirrrre tt ö jh  — — 
Ueber die Messung hoher Temperaturen hielt 
Prof. Dr. Seger in der Generalversammlung des. Vereins 
deutscher Fabriken feuerfester Produete einen Vortrag, 
den das „Polyt. Centralblatt“* in extenso bringt. 
Prof. Seger wies zunächst, darauf hin, wie die hohen 
Wärmegrade, welehe die beutige Industrie anwendet, der 
Messung durch Quecksilberthermometer nicht mehr zu- 
gänglich sind, so dass man genöthigt war, für Temperaturen 
über 350° C. andere Wärmemesser, Pyrometer, zu con- 
struiren. Das einfachste derselben beruht auf der ungleichen 
Ausdehnung verschiedener Metalle durch die Wärme. Nietet 
man zwei Stäbe von verschiedenen Metallen an den En- 
den zusammen, so werden sie sich bei der Erwärmung 
ausdehnen, aber nicht in gleichem Verhältniss. Die Folge 
davon wird sein, dass sich die festverbundenen Stäbe 
krümmen, und zwar wird derjenige, welcher die stärkste 
Ausdehnung erfährt, die äussere Seite der Krümmung 
bilden. Wird nun diese Bewegung der Stäbe auf em 
Zeigerwerk übertragen, so kann man die Grösse der Be- 
wegung ablesen. Ein solches Pyrometer ist aber auf die 
Dauer nicht brauchbar, denn die Stäbe bleiben nicht 
constant und der Nullpunkt des Zeigerwerkes erfährt da- 
durch eine stete Verschiebung. Die Stäbe gehen näm- 
lich beim Abkühlen nieht auf ihr ursprüngliches Volumen 
zurück. Es lässt sich auf diese Weise also nicht zuver- 
lässig eine höhere Temperatur bestimmen. Man hat für 
derartige Pyrometer die verschiedensten Metalle vorge- 
schlagen, Kupfer, Messing, Bronce, . Eisen, Silber, 
Platin, Graphitstäbe und ähnliche in den verschiedensten 
Anordnungen, immer mit dem gleichen Erfolg. Dieselben 
versagen um so eher, je höher man dieselben erhitzt und 
geht man auf sichtbare Rothgluth hinauf, so versagen sie 
alle sogleich. 
Es liegt nun am nächsten, die Messung hoher Tem- 
peraturen dadurch zu bewirken, dass man die Ausdehnung 
luftförmiger Körper benutzt und gleichsam Thermometer 
mit Füllung von atmosphärischer Luft oder Stiekgas her- 
stellt. Man erhitzt die Luft oder das Stickgas in Ge- 
fässen von Porzellan oder Platin und lässt die ausge- 
dehnte Luft durch kapillare Röhren austreten und misst 
entweder die ausgetretene Menge, oder man misst die 
Ausdehnung derselben, indem man den Druck mittelst 
eines Manometers bestimmt, welchen jene ausübt. Aber 
abgesehen davon, dass die Körper, namentlich das Platin, 
in hoher Temperatur für Gase durchlässig werden, so ist 
dabei ein Factor zu berücksichtigen, der in Rechnung 
gestellt werden muss, und dies ist die Ausdehnung, 
welche die Gefässwände selbst durch die Erhitzung er- 
fahren. Diese Ausdehnung ist aber eine andere als für ge- 
ringere Temperaturen, und zwar viel grössere, kaun also 
aus begreiflichen Gründen überhaupt nicht bestimmt werden. 
Man hat alle Zweige der Physik zu Versuchen 
herangezogen, um die Temperaturen höherer Grade zu 
bestimmen, so z. B. die Akustik. Da der Ton einer 
Pfeife abhängig ist von der Diehtigkeit ‘der Luft, mit 
weleher dieselbe angeblasen wird, und die Dichtigkeit 
der Luft abhängig ist von ihrer Temperatur, so hat man 
vorgeschlagen, metallene Pfeifen mit der erhitzten Luft 
anzublasen und aus der Tonhöhe, welche sie geben, einen 
Rückschluss auf die Temperatur der Luft zu machen. 
Dass dies schon wegen der Schwierigkeit, eine Pfeife 
mit im Ofen erhitzter Luft anzublasen, nicht möglich, ist 
ohne Weiteres einleuchtend. Auch die Elektrieität hat 
ein für gewisse Temperaturen brauchbares Pyrometer 
geliefert, nämlich das elektrische Pyrometer von Siemens. 
Dasselbe beruht darauf, dass in einem Platindrahte der 
Widerstand, welehen dieser einem elektrischen Strom 
darbietet, um so grösser wird, je höher er erwärmt wird, 
und dass dieser Widerstand nahezu proportional ist der 
Erwärmung. Es wird ein elektrischer Strom in zwei 
gleiche Theile zerlegt, wobei m den einen Theil eine 
Spirale aus Platindraht, die im Feuer liegt, eingeschaltet 
ist, und mit diesen zwei Strömen nun Wasser zersetzt 
und das Product der Zersetzung, Knallgas, gemessen. 
Nach den von Herrn Seger persönlich gemachten FEr- 
fahrungen arbeitet es sich damit bei niedrigen Tempera- 
turen ganz gut; kommt man aber über Silberschmelze 
hinaus, so werden doch die Angaben unsicher und die 
Differenzen werden so gross, dass man das Vertrauen zu 
dem Apparate verliert. 
Verhältnissmässig die besten Resultate geben noch 
diejenigen Verfahrungsweisen, welche auf dem Schmelzen 
von Metallen und Gläsern beruhen. Der Schmelzpunkt 
der Metalle ist, die Reinheit derselben vorausgesetzt, ein 
ganz bestimmter und wunabänderlicher. Leider besitzen 
wir unter den Metallen nieht Stoffe, welche eine Tempe- 
raturmessung auf diese Weise bis zu hoher Temperatur 
hinauf zulassen. Ausserdem bieten die Metalle durch 
ihre Oxydirbarkeit vielfach eine Schwierigkeit dar. Man 
kann derartige Messungen ohne einen grossen Apparat 
aber nur mit den Edelmetallen, Silber, Gold, Platin aus- 
führen. Mit Gold-Silber-Legirungen geht die Sache sehr 
schön, sie kann aber selbstverständlich nur einen geringen 
Temperaturunterschied, der etwa 125° C. beträgt, um- 
fassen. Mit Platin-Gold- oder Platin-Silber-Legirungen 
geht die Sache aber schwieriger, denn die an Platin 
reicheren Legirungen haben keinen so scharf bestimmten 
Schmelzpunkt, als für derartige Temperaturmessungen 
nothwendig ist. Sie lassen nämlich eine goldreichere 
resp. silberreichere Legirung ausfliessen und es bleibt 
eine schwammartige Platinlegirung längere Zeit stehen, 
welche ganz allmählich niedergeht. Man. kann mit der- 
artigen Legirungen nur arbeiten, wenn deren Gehalt an 
Platin ein geringer ist, wenn er unter 15 pCt. beträgt. 
Die Zahl der Pyrometer, welche nach diesen Grundsätzen 
construirt worden sind, ist gleichfalls eine sehr grosse 
und sind dabei die verschiedensten Metalle benutzt wor- 
den, Zinn, Blei, Zink, Kadmium, Aluminium, Broncen 
aller Art, Messing, Kupfer, Silber, Gold, Platin. Mit den 
unedlen Metallen kann man nur die niederen Temperatur- 
grade bestimmen, die unter der Glühhitze liegen, die 
höheren Grade ergeben die edlen Metalle bis zu etwa 
1150° hinauf. Für noch höhere Temperaturgrade muss 
man dann glasurartige Körper benutzen, die später noch 
besonders berücksichtigt werden. 
Eine Methode, die in der letzten Zeit einiges Auf- 
schen erregt hat, und auch für die höchsten Temperaturen 
empfohlen wurde, ist dem Gebiete der Optik entnommen. 
Es ist dies das pyrometrische Sehrohr von Mesure und 
Nouel. Es besteht dasselbe aus zwei Nikol’schen Prismen, 
welche so gestellt sind, dass die Eintrittsflächen derselben 
unter einem Winkel von 9° zu einander geneigt sind. 
Ein Lichtstrahl, weleher in das eine Prisma eindringt, 
wird polarisirt, d. h. die Liehtschwingungen desselben 
werden in eine Ebene gebracht und sie verlöschen völlig 
in dem zweiten Prisma. Wird nun zwischen beide Nikol’s 
eine in gewissem Sinne geschliffene Quarzplatte gelegt, 
so wird je nach der Lichtwellenlänge, d. h. je nach der 
Färbung, welche das Lieht hat, eine Verdrehung der 
Polarisationsebene herbeigeführt. Diese macht sich durch 
einen kleinen Kreis bemerkbar, den man beim Durchsehen 
durch das Instrument erbliekt und der in verschiedenen 
Farben erscheint, je nach der Färbung des Feuers, in 
welches man mit dem Instrument hineinblickt. Als 0° 
ist eine Stellung gewählt, bei welcher beim Einfallen von 
farblosem Lieht der Kreis in dem Instrument in einer 
hellgelben Färbung erscheint. Nach dem Durchsehen in 
das Feuer erscheint jedoch ein anders gefärbter Fleck 
