10 TRAITÉ PRATIQUE DIT MICROSCOPE. 



can be expected inapractical optician,are thrownasidebyhim 

 in despair, and the best and most successful artists are content 

 to work their glassts by trial or by empirical rules. » 



Frauenhofer faisait construire, dès avant 1816, le premier 

 des microscopes à objectifs achromatiques dans la fabrique de 

 Benedictbeurn , à quelques lieues de Munich; mais ces pre- 

 miers essais ne pouvaient nullement répondre à l'espoir 

 qu'on en avait conçu ; nous savons personnellement qu'on 

 ne pouvait pas voir , par les forts grossissements de ces mi- 

 croscopes , les mêmes détails dans la poussière des papillons 

 qu'on découvrait au moyen d'une simple loupe. Mais depuis 

 ce temps, le microscope achromatique est parvenu à un tel 

 degré de perfectionnement, qu'il surpasse non-seulement les 

 loupes d'une construction (|uelconque , mais aussi tous les mi- 

 croscopes du siècle passé; pourtant, malgré ces améliorations, 

 il laisse encore bien à désirer , et est loin d'être arrivé à un 

 degré de ncc plus ultra. 



Ploessl poursuivit à Tienne la route tracée par Frauen- 

 hofer, avec beaucoup de zèle et de succès , grâce aux encou- 

 ragements continuels et r.ux conseils éclairés que M. Littrow , 

 directeur de l'Observatoire, et M. le baron Jacquin lui pro- 

 diguèrent ; on considère, autant que nous le savons , en Alle- 

 magne , ses verres comme supérieurs, en plusieurs points, à 

 ceux de Berlin et de Paris. Pritchard, à Londres, Amici, en 

 Italie , se sont rangés au nombre des opticiens qui ont fait 

 subir aux microscopes des perfectionnements importants (1824 

 et 1825). 



Chez nous, en France, M. Selligue présenta le premier mi- 

 croscope achromatique à l'Académie des sciences, en 1823 ; 

 déjà , avant cette époque , M. Charles , de l'Institut , avait 

 fait de pareilles tentatives pour la construction de lentilles 

 achromatiques, mais elles n'avaient pas eu de réussite. Selon 

 M. Charles Chevalier (1) , c'est lui et son père qui ont con- 

 struit ce microscope à quatre lentilles superposées, d'après les 



(1) Notes rectificatives, par Charles Chevali 



