22 TRAITÉ PRATIQUE DD MICROSCOPE. 



nir ces rayons latéraux. Ce même diaphragme reçoit quelque- 

 fois deux fils du soie ou d'araignée en croix pour guider dans 

 l'observation des objets ; le champ se trouve de cette façon 

 partagé en quatre parties égales , nous aurons plus tard encore 

 l'occasion de jiarler des mêmes fils, en expliquant le phénomène 

 de diftVaclion. 



Un des points les plus importants dans l'observation est l'é- 

 clairage (Voirsect. III. A.); mais, pour qu'un juste éclairage 

 produise tout son effet , il est avant tout nécessaire que l'œil 

 soit garanti contre tous les rayons qui arrivent de dehors , et 

 qu'il ne reçoive que la lumière arrivant par le tube. Pour at- 

 teindre ce but , les microscopes sont pourvus d'écrans , qui 

 consistent dans un large disque de carton percé au centre pour 

 recevoir, dans les microscopes horizontaux , le tube de l'ocu- 

 laire (fig. 28. A) ; ou bien c'est un écran monté sur un pied et 

 mobile qui se place devant le microscope vertical. 



Personiie ne doutera que les parties les plus essentielles 

 d'un microscope soient les lentilles; cependant la forme, la 

 connnodlté du microscope ne sont pas non plus sans impor- 

 tancL-. Il esl nécessaire , avant tout, que l'instrument soit bien 

 établi; la stabilité parfaite est une condition de rigueur. Car si 

 l'instt uuieiil est remué ))ar le moindre ébranlement , l'objet 

 n'est pas non plus fixe , l'œil se fatigue considérablement à le 

 chercher, el on conçoit qu'une observation suivie et attentive 

 ne peut pas avoir lieu ; en second lieu , la platine ou le porte- 

 objet sur lecjuel est placé le verre portant l'objet doit être 

 assez solide pour que les mains y trouvent un point d'ap- 

 pui quand il s'agit de faire glisser les plaques de verre et de 

 ciiercher l"objet , ou de faire une manipulation quelconque, 

 anatomique ou chimique. Le moyen d'obtenir la parfaite sta- 

 bilité du microscope est de visser la tige du microscope sur un 

 pied assez large ou assez lourd pour garantir cette qualité ; 

 c'est ainsi que 1. s microscopes allentands ont un trépied 

 (fig. 5), ct.ux de Georges (fig. 16) un pied beaucoup plus 

 lourd que tout le reste, et que les microscopes de Charles Che- 

 valier, par exeiUjde, sont vissés sur la boîte même qui ren- 

 ferme toutes les pièces (fig. 28). 



