CONSTRUCTION DD MICROSCOPE. 27 



Disons , avant de finir, encore un mot de quelques diffé- 

 rences r|ui se trouvent parmi les microscopes différents. Ainsi, 

 par exemple , la platine peut être tout-à-fait éloignée du mi- 

 croscope , ce qui rend son emplacement plus facile. Tels sont 

 les microscopes anglais et français, par exemple ceux de 

 M. Cil. Chevalier. Au contraire, dans ceux de MM. Georges et 

 Trecourt. la platine, faisant, pour ainsi dire, une partie du 

 pied même, elle ne peut pas être mise de côté. Le miroir ré- 

 flecteur des microscopes anglais et français peut se mouvoir 

 dans tous les sens, d'avant en arrière , de droite à gauche; et 

 cet arrangement permet à l'observateur de laisser toujours son 

 instrument dans une position fixe. Dans les microscopes de 

 MM. Georges et Trecourt, au contraire, fig. 16, le miroir se 

 trouve dans le pied , et un mouvement latéral de droite à 

 gauche est rendu impossible. Il faut donc, dans le cas où les 

 rayons qui arrivent en face ne suffiraient pas . et qu'on aurait 

 besoin de la lumière latérale , imprimer à l'instrument entier 

 ce mouvement. Dans quelques microscopes, comme ceux de 

 Pritcliard, se trouve au-dessous de la platine une lentille qui 

 concentre la lumière du miro'r sur l'objet (fig. 28, d). Dernière- 

 ment M. Dujardin (1 ) a fait l'application de trois lentilles, dont 

 le foyer lumineux jieut être amené sur l'objet même (§ 5). 



Les micromètres sont des lames de verre sur lesquelles un 

 millimètre se trouve divisé en cent, deux cents, ou un nombre 

 encore plus considérable de parties; les lignes sont tracées au 

 moyen de la pointe d'un diamant qui est adapté à un ins- 

 trument destiné à faire les divisions. Il faut que toutes les 

 lignes soient d'une égale grosseur, et également bien tracées ; 

 il suffit d'avoir le millimètre divisé en cent parties, parce qu'à 

 l'aide d'un pareil micromètre et d'une chambre claire , toutes 

 les mesures peuvent être prises. On n'a plus besoin de ces es- 

 pèces de réseaux, produits par le croisement, sous angle droit, 

 de deux millimètres divisés sur le micromètre , comme on en 

 trouve dans les microscopes anglais (fig. 23). On les appliquait 

 à la mensuration des objets entiers, par exemple des infusoires, 



(1) Dictionnaire de l'Industrie, article Microscope, toin. VII , pag. 614. 



