MlCr.OSCOI'K DE PLOESSL. 29 



pied (c), et peut être mise dans une position horizontale, ou 

 toute autre convenable, ainsi que nous le voyons dessiné pour 

 les microscopes anp,lais dans les figures 9 et 10. On y trouve 

 joints quatre oculaires pour arriver jusqu'à un grossissement 

 de mille à quinze cents fois ; en outre , un oculaire aplana- 

 tique, composé de deux lentilles achromatiques grossissant de 

 dix-neuf à quatre-vingt-dix fois, destiné à pouvoir examiner 

 les objets opaques avec la plus grande netteté ; enfin six len- 

 tilles achromatiques objectives peuvent être alternativement 

 supei posées les unes aux autres. 



Le porte-objet (b) est composé de deux plaques de cuivre 

 s'ouvrant par ressort, de sorte que les plaques de verre peuvent 

 être fixées ou plutôt pincées entre elles. Cet arrangement est 

 nécessaire pour ces microscopes qui , dans leur position ho- 

 rizontale , rendent vertical le porte-objet , afin que les pla- 

 ques de verre ne puissent tondDcr. Un miroir concave (e), des 

 lentilles pour concentrer la lumière, et des prismes illuminants 

 d'après Selligue, des vis pour hausser et baisser le corps de 

 l'instrument, pour mener l'objet à travers le champ d'une 

 manière lente, sont adaptés comme on les trouve mainte- 

 nant dans tous les microscopes composés complets. Mais il 

 existe dans ce microscope deux appareils particuliers ; et il 

 faut nous arrêter un moment à leur description. C'est d'abord 

 un nppareil de mensuration, appelé la vis micvométrique de 

 Frauenhofer , et, en second lieu, un appareil inventé par M. le 

 baron Jacquin , pour pouvoir dessiner aumicroscope vertical 

 à l'aide du miroir de Sœmmering. 



La vis microméiriquc de Frauenhofer, ainsi qu'on la trouve 

 disposée sur les microscopes de Ploessl (1), se compose d'une 

 vis d'un mouvement très lent, appliquée au porte-objet pour 

 lui communiquer un déplacement dans un sens, soit de droite 

 à gauche , soit d'avant en arrière. On peut aussi avoir deux 

 vis. A la tête de cette vis se trouve un disque (d), dont la cir- 



(1) Dictionnaire de physique , par Gehier ( en allemand) ; nouvelle édition, 

 Leipz., 1837, sixième volume, arlxle Microscope; par Liltrow. p. 22'i2. 



