30 TRAITÉ PRATIQDE DU MICROSCOPE. 



conférence est divisée en cent parties égales ; un vernier in- 

 dique encore la dixième portion de chacune de ces cent par- 

 ties , de sorte qu'on peut préciser une millième partie de la 

 circonférence du disque. Si l'on a fait un tour entier du pas de 

 la vis, le disque aura tourné lui-même en entier; mais si l'on n'a 

 fait parcourir à la vis qu'une partie d'un tour, la circonférence 

 du disque, divisée en mille parties, indiquera précisément la 

 route parcourue par la vis. Or, nous verrons tout à l'heure 

 comment ce mécanisme sert à la mensuration des objets. 



Nous avions déjà dit que deux fils de cocon ou d'araignée 

 peuvent être tendus en croix sur le diaphragme de l'oculaire, 

 et cette disposition est nécessaire dans la manipulation que 

 nous allons décrire. En effet , si l'on veut savoir le diamètre 

 d'un objet, l'on fait alors coïncider exactement un des fils de 

 la croix avec le bord de l'objet; l'on remue ensuite la vis mi- 

 crométrique, pour faire toucher le second bord par le même 

 fil ; nous connaissons de cette manière le diamètre de l'objet si 

 nous connaissons la route traversée par l'objet ; or, cette route 

 est indiquée par un certain nombre des tours qu'on a fait faire 

 à la vis microniétrique, et par les fractions de tour qu'on lira 

 sur le bord du disque. On connaît donc de suite le diamètre 

 lui-même, si l'on connaît en chiffres la valeur d'un pas de la 

 vis micrométrique. Mais il est très facile de connaître cette 

 valeur en plaçant sous le microscope un micromètre divisé ; on 

 fait coïncider exactement un des fils de la croix avec une ligne 

 de la division, et en tournant ensuite la vis, on comple les 

 tours entiers et les fractions jusqu'à ce qu'une prochaine ligne 

 de la division vienne exactement coïncider avec le même fil de 

 la croix. On détermine de cette manière la valeur du pas de la 

 vis, naturellement pour chaque microscope particulièrement; 

 et BOUS n'avons guère besoin d'ajouter que l'on fera cette ma- 

 nœuvre plusieurs fois, et qu'on en tirera la moyenne, pour 

 être plus sûr de la valeur. Un ressort que l'on trouve sur tous 

 les instruments pareils de mensuration indique par sa résis- 

 tance, et le bruit qui se fait entendre en même temps , que le 

 disque a fait un tour complet; si en commençant, la division 

 n'indique pas précisément le zéro , on noiera le nombre des 



