MICROSCOPE DE PLOESSL. 31 



fractions en sus, et on le soustraira du nombre des tours par- 

 courus. Admettons par exemple que la valeur d'une centième 

 partie de la circonférence soit égale à rviirr partie d'un pouce 

 de Vienne, et que l'objet ait fait tourner le disque de 19 par- 

 ties et trois dixièmes, son diamètre sera égal à -Ts^-j-.-ssoV^rri; 

 c'est-à-dire égal à nrrrînn: parties d'un pouce de Vienne. 



Ces appareils sont très coûteux (200 francs), et on conçoit 

 que la valeur du pas peut facilement changer par un dérange- 

 ment de l'appareil lui-même ; pour être bien sûr, il faudrait 

 donc assez souvent vérifier cette valeur. M. Georges les arendus 

 moins coûteux ; mais cette vis est tout-à-fait superflue pour les 

 microscopes pourvus d'une chambre claire, qui rend si facile 

 et si sûre la mensuration de tous les objets ( Voir sect. III. 

 Remarques générales et sect. III, chap. 3 ). 



Pour connaître le pouvoir grossissant du microscope, M le 

 baron Jacquin (1) a proposé l'application de l'appareil sui- 

 vant. Le microscope est posé sur une planche enbois (fig. 5. AA) 

 qui porte une seconde planche verticale (BB), sur laquelle se 

 trouve fixé un carton noirci portant une échelle blanche (g), 

 dont les lignes sont éloignées les unes des autres d'un millimè- 

 tre ou d'une ligne de Paris, de Vienne, etc. Le centre de l'ocu- 

 laire se trouve dans la distance de la vision distincte (ordinai- 

 rement huit pouces) de cette planche verticale ; un miroir en 

 acier (k) (le miroir de Sœmmering), la forme la plus simple de 

 la chambre claire , ou toute autre chambre claire, renvoie l'i- 

 mage d'un micromètre qui se trouve sur le porte-objet, sur ce 

 carton, et l'œil appliqué contre la chambre claire voit en même 

 temps le carton avec son échelle et l'image du micromètre. On 

 reconnaît donc combien de parties du micromètre couvrent un 

 certain nombre des parties de l'échelle, et on aura de cette 

 manière un moyen facile de connaître le grossissement du 

 microscope. Si par exemple la valeur de la distance de deux li- 

 gnes de l'échelle est égale à un millimètre, celle de deux li- 



(1) Wiener Z«itschrift, vol. IV, p. 3. 



