34 TKAITE PRATK^UE DV MICROSCOPE. 



férents degrés de l'écrasenieiit, depuis le moment où les par- 

 ties viennent à s'écarter, jusqu'au point de leur destruction et 

 séparation en parties élémentaires ou moléculaires. Il est né- 

 cessaire, en outre, que ce rapprochement de deux plaques se 

 fasse au moyen d'une vis d'un mouvement lent, pour que la 

 compression soit graduée , plus ou moins prononcée , selon la 

 volonté de l'observateur, pour que celui-ci puisse modifier à 

 son gré cet écrasement artificiel. 



Nous avons vu plusieurs instruments anglais de ce genre 

 qui datent déjà de quelques années et qui ont atteint , d'une 

 manière plus ou moins parfaite, le but annoncé. M. Ehren- 

 berg, et principalement M. Purkinje,ont dirigé leur attention 

 sur cet appareil, et ce dernier a donné la description (1) d'un 

 instrument de ce genre qui se trouve depuis exécuté d'une 

 manière beaucoup plus simple. Il consiste maintenant dans 

 une plaque de cuivre percée, qu'on fixe au porte-objet, et qui 

 porte dans l'ouverture un disque de verre pour y mettre l'ob- 

 jet. On place sur le verre rond un second verre, fixé dans un 

 anneau, qui est tenu dans une fourchette à l'extrémité d'un 

 levier formant bascule et soulevé à l'autre extrémité par une 

 vis qui est destinée à le presser contre l'objet ; celui-ci se 

 trouve donc entre deux verres dont le supérieur s'approche 

 par le mouvement de la vis, et est destiné à écraser l'objet. 

 Cette fonction qui lui est réservée nécessite de le faire d'une 

 épaisseur plus grande que celle qu'on choisit en général pour 

 les verres supérieurs ; mais elle empêche alors aussi l'usage 

 des forts grossissements, dont le foyer est trop court pour per- 

 mettre une observation à travers un verre épais. 



Nous l'avons déjà dit, le mouvement de la vis latérale doit 

 être lent, parce qu'un mouvement brusque produit des alté- 

 rations trop fortes, et empêche de cette manière de profiter 

 des moments favorables à l'observation. Voici les cas princi- 

 paux qui permettent l'application du compresseur , ainsi que 

 Purkinje l'expose lui-même (2). 



(1) Millier, Archiv fiir Physiologie, etc.; Berlin, 1834, p. 385. 



(2)Loc. cit.,i.. 387. 



