MICROSCOPE h'aMUI. 37 



(l'usage , il a dernièrement été per ectionné et appliqué île 

 nou»eau par 31. Ainici. Ce microscope (fi}^;. 7) se compose 

 d'un miroir elliptique en métal (.-/) , d'un miroir plan et pe- 

 tit (5), et d'une lentille oculaire biconvexe (F), fixés tous les 

 trois dans un tube pourvu d'une ouverture latérale (C); celle- 

 ci se trouve en face du petit miroir plan , de manière ([ue les 

 rayons de l'objet qui se trouve sur la platine {D) tombent sur 

 le miroir {B); ils sont réfléchis de là sur le miroir (yl) , qui les 

 renvoie à l'oculaire (F) , et conséquemment à l'oeil (0) de 

 l'observateur. L'axe du miroir (A) et delà lentille oculaire (Fj, 

 est le même , et le petit miroir se trouve incliné de 45 dejjrés 

 sur cet axe. Pour éclairer suffisamment l'objet, plusieurs mi- 

 roirs se trouvent adaptés sur les côtés du porte-objet , ou 

 même au-dessoi\s de la platine ])our les objets diaphanes. 



Le docteur Goring, en Angleterre, apporta encore plusieurs 

 perfectionnements à ces instruments, principalement pour ce 

 qui regarde les miroirs. Il se sert d'un petit miroir plan, d'un 

 diamètre moindre que le tiers du spéculum concave. Un ar- 

 iiste très habile, M. Guthbert, a exécuté, sous la direction du 

 docteur Goring, de vrais miroirs elliptiques, dont l'ouverture 

 est égale à la longueur focale, et on a trouvé dans ces micros- 

 copes des miroirs de lîi jusqu'à 7 millimètres de foyer. 



Ces instrujnents sont bien achromatiques et l'image offre 

 assez de netteté , mais la clarté est très faible , ce qui s'ex- 

 plique par les réflexions répétées que la lumière doit subir 

 avant d'arriver à l'œil de l'observateur. Cet inconvénient , et 

 il faut l'avouer , il est bien grand , a engagé M. Amici à coii- 

 struire une autre espèce de microscopes horizontaux , où les 

 miroirs sont reu) placés par un prisme , et dont nous allons 

 donner la description. 



La platine (1) est horizontale et su.sceptible de descendre et 

 de monter , au moyen d'une crémaillère , sur la tige contre 



(1) Pour comprendre la defcriplion suivantR, nous prions le lecteur de re- 

 garder la figure 28, qui représente la forme du microscope de M. Amici, adap- 

 tée aux microscopes de M. CheTalier. 



