42 TRAITÉ PRATIQUE DU MICROSCOPE. 



Ce microscope est vertical et ne peut pas quitter cette posi- 

 tion ; mais sa hauteur est peu considérable, de sorte qu'on 

 peut en faire facilement usage sans se fatiguer. La stabilité est 

 très grande , en raison du peu de hauteur de l'instrument , et 

 du poid considérable du pied. Ce pied, en forme de tambour, 

 est plus large que haut ; il se trouve surmonté parla platme, 

 très épaisse, qu'on fait tourner au moyen d'un engrenage, et 

 sur le prolongement de laquelle est fixée une colonne ronde 

 qui supporte le corps du microscope , enfoncé à frottement 

 dans un canon correspondant au centre. Dans cet instrument 

 la platine reste immobile , toujours à la même hauteur ; c'est 

 donc le tube portant les lentilles qui doit s'élever ou s'abaisser. 

 Pour l'approcher de l'objet à la distance à peu près nécessaire, 

 on communique au tube des mouvements , en l'enfonçant ou 

 le soulevant dans le canon ; puis, pour arriver exactement au 

 foyer, on tourne une vis fixée dans l'axe de la colonne ; on 

 fait de cette manière monter ou descendre très lentement le 

 canon et le microscope. 



Nous avons déjà parlé, à l'occasion des microscopes de Vien- 

 ne, des chariots adaptés d'abord par Frauenhofer, qui étaient 

 mus par des vis micrométriques , munies de cadrans divisés 

 de telle sorte , qu'on pouvait calculer le chemin parcouru 

 par un objet , et conséquemment mesurer son diamètre; mais 

 ces instruments sont bien chers , ils ne coûtent pas moins de 

 deux cents francs. Georges Oberhaeuser (1) en a construit un 

 beaucoup plus simple (6g. 17), et qui s'adapte aisément à ses 

 platines tournantes, dont il a les dimensions. Ce sont des vis 

 simples , assez minces (/^^ B) , qui poussent au moyen de piè- 

 ces à coulisses ( FG, NI); un disque plus petit {M) qu'un res- 

 sort léger {C D E), agissant dans la direction de la diagonale, 

 fait revenir quand on tourne la vis en sens inverse. 



M. Dujardin a inventé un nouveau mode declairage, qui 

 se trouve consigné dans le brevet de MM. Georges Oberhaeuser 

 et Trécourt, pour être appliqué par eux à leurs microscopes ; 



(1) Voir le Dictionnaire de f industrie manufacturière, Paris 1838, t. VII, 

 p. 614, art. Microscope, par Dujardin. 



