44 TRAITK PRATIQUE DU MICROSCOPE, 



millimètre , et toute la lumière nécessaire peut être prise dans 

 un faisceau large de 8 à 10 millimètres ; conséquemment il 

 suffirait de donner celte dernière dimension au miroir à faces 

 parallèles , ou au prisme qui réfléchit la lumière dans l'axe du 

 microscope. Il est absolument nécessaire , ainsi que le dit 

 M. Dujardin lui-même , que l'axe des lentilles de l'éclairage 

 coïncide avec l'axe de l'instrument; mais dans le microscope 

 de M. Georges la platine est immobile, et le corps de l'instru- 

 ment s'élève et s'abaisse par frottement dans le canon ; nous 

 craignons beaucoup que par ce mouvement continuel l'axe de 

 l'instrument ne soit déplacé relativement à l'axe de l'appareil 

 de l'éclairage ; on conçoit que le canon , si bien qu'il soit fait, 

 n'oftVe point assez de garantie. Les franges de diffraction ne 

 sont, avec les microscopes actuellement en usage, guère visi- 

 bles au-dessous d'un grossissement de 300 à 350 fois, qu'on 

 emploie ordinairement; ou au moins quand elles se présen- 

 tent , on peut les faire disparaître par un éclairage convena- 

 ble. Nous croyons donc que l'usage convenable de cet appa- 

 reil de M. Dujardin ne commence qu'avec les plus forts gros- 

 sissements , qui font désirer une lumière plus vive. L'appli- 

 cation de cet appareil dans les faibles grossissements , pénètre 

 d'une lumière trop vive les objets , ainsi que le remarque 

 M. Dujardin , de sorte que les personnes peu habituées au 

 microscope , qui ne font des observations qu'en passant , ne 

 peuvent plus distinguer les parties isolées de l'objet, et ne 

 voient plus que les grains de poussière adhérents à l'oculaire 

 ou aux lentilles, ou les mucosités qui se trouvent sur la cornée. 

 L'appareil lui-même se compose de trois lentilles contenues 

 dans un tube, qui se trouve entre le miroir réflecteur ei la 

 plaque de verre chargée des objets ; il peut être élevé et abaissé 

 de façon à ce que le loyer de l'appareil tombe sur l'objet. 



Le miroir (fig. 16, a) est fixé dans le pied même du micros- 

 cope ; cet emplacement rend quelquefois l'éclairage difficile, 

 par exemple dans une rue étroite, où les murs en face inter- 

 ceptent la lumière, et la platine les rayons que les nuages 

 envoient sur le miroir. La platine tournante est avantageuse 

 pour l'éclairage des corps opaques. 



