4ê XRAITJÏ PBAl'K^UK DU MICROSCOPE. 



de tourner , par une gaine commune (g), autour d'une tigelle 

 verticale qui est ûxée au-dessous du manche de la platine. 

 L'une des deux lames est percée d'une ouverture longitudi- 

 nale (ov) , large de cinq millimètres environ , qui part de la 

 gaîne , et se dirige vers le milieu de la circonférence. L'autre 

 lame , au contraire , est percée de neuf ouvertures circulaires 

 (ov') de près de cinq millimètres de diamètre, disposées sur 

 un arc de cercle qui part d'un côté de la gaîne (g) el se dirige 

 vers l'une des exlrémiiés de la lame. A la faveur de deux bou- 

 tons (bb'), il est facile de faire pivoter les deux lames , et d'a- 

 mener successivement toutes les ouvertures circulaires dans le 

 plan de l'ouverture longitudinale. 



Si l'instrument de M. Raspail doit servir comme microscope 

 composé, le corps du microscope est poné par un large anneau 

 coudé, par l'une des extrémités de son diamètre , à une queue 

 d'acier carrée qui entre à frottement dans l'extrémité du levier 

 horizontal du pied , et s'y fixe par une vis de pression. Mais 

 qu'on remplace ce large anneau par le porte-loupe (fig. 26), 

 et dès ce moment, on aura un microscope simple, les porle-leiv- 

 tilles (pi) se vissant dans son ouverture circulaire, et la queue 

 (q) se fixant à l'extrémité du levier horizontal du pied. 



Le tube du microscope composé n'est long que de douze 

 centimètres , et pourtant il suffit pour obtenir, par la combi- 

 naison des mêmes objectifs avec divers oculaires, les grossisse- 

 ments de trois cents et même de cinq cents diamètres; mais 

 avec un tube d'aussi petit diamètre, le champ visuel se trouve 

 beaucoup rétréci. 



Lorsqu'on observe les corps opaques, la lumière doit leur 

 arriver d'en haut; et celle que projetterait autour d'eux la lu- 

 mière du miroir intérieur, ne pourrait que nuire à la vision , 

 par le phénomène de la diffraction : on la supprime en plaçant 

 sous le poi te-objet un diaphragme sans ouverture, de même 

 diamètre, et noirci sur toute sa surface. On fixe alors contre la 

 platine la monture de la loupe réflective (fig. 19). Une griffe 

 embrasse l'épaisseur de la platine et fixe la monture dans une 

 position quelconque par la vis de pression. Or, comme la 

 tige ( tig ) mobile dans sa gaîne, mobile dans le deuxième 



