50 IKAtTÉ l'UATIQUK DU MICROSCOPE. 



Quand on enlève II- corps du microscope , un bras horizon- 

 tal (fig. 25, 26) , supportant au-dessus du centre de la platine 

 des lentilles simples ou des doublets, et adapté au pied de 

 l'instrument, transforme le microscope composé en microscope 

 simple ; nous avons déjà eu occasion de parler d'un pareil ar- 

 rangement dans les microscopes de Raspail (§6). 



Nous pouvons donc dire sans liésitation que , sous le point 

 de vue de la monture , le microscope de M. Charles Chevalier 

 offre plus d'avantage que tous les autres microscopes dont nous 

 avons parlé jusqu'à ce moment; on peut se procurer pour 300 

 francs un microscope de ce genre, exécuté en petit modèle, qui 

 peut suffire pour toutes les observations ; les grands micros- 

 copes coûtent 800 francs. Mais on conçoit aussi que la com- 

 plication provoquée dans la monture pour pouvoir donner à 

 l'instrument tou es les différentes positions dont nous venons 

 de parler, rend l'instrument beaucoup plus lourd et plus diffi- 

 cile à transporter, que, par exemple , le microscope composé 

 de MM. Georges et Trécourt. 



Dans ses derniers microscopes , M. Chevalier a fait la platine 

 en verre noir, de sorte qu'elle ne peut être attaquée par les 

 réactifs chimiques; on reproche, avec plus ou moins de raison, 

 aux porte-objets de ces instruments et des autres faits dans le 

 même genre , leur grand éloignement de l'observateur, ce qui 

 les rend moins commodes pour les manipulations , soit anato- 

 miques, soit chimiques. D'autres appareils se trouvent encore 

 joints à l'instrument dont nous donnons la description , par 

 exemple, un compresseur (§2), une chambre claire ( § 3 et 

 sect. III, ohap. 3); un appareil pour l'observation des phé- 

 nomènes électro-chimiques, consistant dans une plaque percée 

 pour être mise sur la platine et portant deux petites colonnes 

 en verre^ creusées pour laisser passer deux fils de platine qu'on 

 met en communication avec la pile. 



On a souvent besoin de tourner, de faire fléchir ou glisser 

 l'objet que l'on veut examiner, et cela sans y apporter aucune 

 pression. Pour remplir ce but. j'ai fait pratiquer une plaque 

 de cuivre percée d'un trou circulaire, et recevant un verre sur 

 lequel on met l'objet; le second verre, très mince, qu'on met 



