ÉCl-AlRAGE. 61 



quarlz, etc., ou des bulles d'air dans le baume de Canada, d'a- 

 près Gorring, ou, comme M. Dujardin le conseille, des ^oout- 

 teleltes d'eau et des bulles d'air enchâssées dans les plus grosses 

 gouttelettes d'huile, dont la réfringence est plus grande par 

 rapport aux gouttelettes emprisonnées qui jouent le rôle de 

 lentilles concaves. 



En finissant ces remarques , nous prions surtout le lecteur 

 de se rappeler que ce ne sera point l'usage pendant quelques 

 jours, mais bien prolongé pendant quelques mois, qui lui fera 

 connaître l'emploi du microscope, et qui lui enseignera spé- 

 cialement les avantages etles inconvénients de son instrument. 



CHAPITRE I". 



À. ÉCLAIRAGE PAR TRANSPAilENCE ET PAU RÉFLEXION. 



L'observateur étant connnodément assis devant le micros- 

 cope, l'objet étant convenablement préparé et mis au foyer 

 de lentilles objectives, il reste encore une condition à remplir, 

 dont le succès de l'observation dépend. Je veux parler de l'é- 

 clairage de l'objet. 



Les miroirs, les diaphragmes etles rayons illuminants com- 

 posent l'éclairage. Nous avons déjà eu plusieurs fois occasion 

 de parler de chacune de ces parties, et nous y reviendrons 

 encore à l'occasion des illusions qui peuvent naître d'un faux 

 éclairage (voir cliap. 6, § 2 et 3), mais nous voulons ici don- 

 ner encore quelques détails à ce sujet, qui n'ont pas trouvé 

 leur place convenable dans les autres paragraphes. 



L'éclairage se fait ou par transparence ou par réflexion. 

 Dans le premier cas, la lumière passe à travers l'objet ; dans 

 le second, elle est réfléchie de sa surface supérieure, qui est 

 soumise à l'examen. Si la lumière doit passer à travers le 

 corps, elle est réfléchie par des miroirs plans ou concaves, ou 

 par des prismes rectangulaires; si l'on observe le tissu par ré- 

 flexion, elle y est concentrée par des lentilles, de petits mi- 

 roirs coijcaves de Lieberkùim, ou mcnie elle éclaircit l'objet 

 sans aucune conccntiaiion. 



