CHAMBRE CLAIKE. 157 



chambre claire, nous renvoyons le lecteur aux mémoires cités, 

 pour connaître les diflérentes modifications que cet instrument 

 a subies à diverses époques, et nous parlerons seulement de la 

 camcra lucida d'Amici, ainsi qu'on la trouve actuellement jointe 

 aux microscopes de M. Chevalier. 



La chambre claire, ou caméra lucida, si l'on préfère ce nom 

 à l'expression française, s'applique à l'oculaire du microscope 

 au moyen d'un anneau. La combinaison d'un miroir métalli- 

 que percé et d'un prisme rectangulaire, constitue cette machine 

 de l'usage le plus commode (fig. 22, a); fixé devant l'oculaire, 

 l'appareil peut, par un mouvenient latéral, être placé de côté 

 et remis devant l'oculaire, sans qu'on soit forcé de l'ôter du mi- 

 croscope. Pour avoir le plus grand champ possible, on appro- 

 che l'instrument le plus près de l'oculaire ; on fera attention 

 que les surfaces du miroir percé, ainsi que du prisme en verre, 

 soient toujours luisantes, et sans la moindre tache; la plus petite 

 impureté détruit proportionnellement la pureté de l'image 

 réfléchie. L'axe du miroir percé doit coïncider avec l'axe du 

 microscope ; s'il y a un dérangement quelconque dans le méca- 

 nisme de la chambre claire qui empêche cette coïncidence , on 

 verra de suite naître , de l'un ou de l'autre côté du champ , 

 un bord large , très coloré , qui ne disparaît qu'avec la juste 

 position du miroir. Si le butoire (la pointe latérale qui soutient 

 précisément la chambre claire dans une position telle que son 

 axe coïncide avec celui du microscope) est dérangé, de sorte 

 que l'appareil reste dans une situation trop élevée ou trop 

 basse devant l'oculaire , une partie du champ est couverte et 

 limitée, connue nous le disions tout à l'heure, par un bord 

 coloré. On peut obvier très facilement à cet inconvénient en 

 faisant fixer cette pointe de manière qu'une dislocation ne 

 puisse plus avoir lieu. 



Pour dessiner commodément, on applique la chambre claire 

 au microscope horizontal d'Amici, ou à tout autre qui se 

 trouve dans une position horizontale. L'image réfléchie parla 

 chambre claire tombe alors sur la table portant le microscope 

 (fig. 22, b) ; cette image sera , d'après la nature de l'appareil 

 a])pUqué, seulement refléchie pour l'œil qui se trouve devant 



