Sr. 3. Oentralblatt für Physiologie. 59 



kann über eine Minute fort andauern und die folgenden Athem- 

 bewegungen zeigen lange Pausen, welche sich in der Mitte der In- 

 spiration oder sowohl in der In- als in der Exspiration einschieben. 

 Die Athembeschwerden werden um so stärker, je häufiger man die 

 Reizung wiederholt. Sie hängen von den Circulationsstörungen (mangelnde 

 Ernährung der centralen Nervenzellen?) ab, welche durch den Herz- 

 stillstand entstehen; denn siebleiben bei Unerregbarkeit des Herzvagus 

 (Atropin) aus und werden bei doppelseitiger Durchschneidung des 

 Halsvagus nicht aufgehoben. 



Diese Circulationsstörungen können sofort oder nach einigen 

 Stunden zum Tode des Versuchsthieres führen. 



Leon Frederic q (Lüttich). 



Physiologie der thierischen Wärme. 



J. Rosen thal. Cahrimetrische Untersuchungen (Du Bois-Eeymond's 



Arch. 1880, Nr. 1/2, S. 1). 



I. R. hat ein Luftcalorimeter construirt und damit die Fehler- 

 quellen des Eis- und des Wassercalorimeters vermieden, bei der Prüfung 

 der Wärmeabgabe der Thiere ihre Eigentemperatur herabzusetzen. Der 

 Apparat besteht aus einem Hohlcylinder mit dreifachen Metallwanduugen 

 Im Innenraurae des kleinsten Cylinders befindet sich das zu unter- 

 suchende Thier. (Entsprechend der ungleichen Grösse von Kaninchen 

 und Hunden ist der Apparat in zwei Grössen au-sgeführt worden.) Im 

 Raum zwischen dem inneren und mittleren Cylinder befindet sich die 

 Luft, deren Tension an einem Difierentialmanometer. das mit gefärbtem 

 Petroleum beschickt wurde, abgelesen wird. Um die Fehler zu corrigiren, 

 welche durch die während des Versuches ablaufenden Schwankungen 

 der Temperatur des Zimmers und des Barometerstandes bedingt werden, 

 ist an das andere Ende des Manometers ein gleich gearbeitetes zweites 

 Luftcalorimeter angefügt. Um weiter auch die bei der Ventilation des 

 Innenraumes vom Thiere erwärmte abströmende Luft in Rechnung ziehen 

 zu können, wird dieselbe vor dem Entweichen durch eine Metallspirale 

 geleitet, welche sich zwischen innerem und mittlerem Mantel in der 

 Luft befindet, deren Tension bestimmt wird. Um die Wärmeabgabe 

 des mittleren Mantels zu beschränken, ist noch ein Aussenmantel an- 

 gebracht. Die Wärmemessung geschieht nach Secundencalorien. Der 

 Abschluss des Apparats nach Einbringen des Thieres geschieht durch 

 einen Pfropf von Watte oder Werg, und das Thier wird durch Gitter 

 gehindert, derOetfnung zu nahe zukommen. Die Aichung des Apparats 

 geschieht mittelst einer Wasserstotfflamme. Vor jedem Versuche muss 

 die Dichtigkeit des Apparats geprüft werden. Die Berechnung geschieht 



nach der Formel: W = E.m . - — , die abgegebene Wärme ist somit 



gleich der Constanten E multiplicirt mit dem Manometerstand, multi- 

 plicirt mit einem Bruch, dessen Zähler die Anfangstemperatur (nach 

 absoluter Scala) bildet, dessen Nenner der Barometerstand ist. Die 

 Grösse E muss mittelst der Aichung festgestellt werden. Bei der Be- 

 nützung empfiehlt es sich, um (^besonders am grossen Calorimeter) 



