330 Centralblatt für Physiologie. Nr. 14. 



Die beiden anderen Methoden lehnen sich au das Regnault- 

 Eeiset'sche Princip an. Verf. bespricht bei dieser Gelegenheit die 

 verschiedenen Factoren, welche die Druckänderungen in den Athem- 

 raum thatsächlich beeinflussen, nämlich Temperatur, Wasserdampf 

 und Athemgrösse, und die, welche bedingen, dass der Sauerstoff- 

 zufluss in den Apparat hinein kein genaues Maass des Sauerstoifver- 

 brauches in jedem Moment ist. Um eiu solches Maass zu gewinnen, 

 muss man ausser dem Sauerstofizufluss die Temperatur und die Zu- 

 sammensetzung der Luft im Athemraum kennen. Damit jederzeit der 

 Sauerstoft'gehalt dieser Luft bestimmt werden könne, hat Verf. eine 

 besondere Einrichtung an dem Eegnault-Eeiset'schen Apparate an- 

 gebracht. Der mittlere Theil des Apparates, in welchem das Thier sich 

 befindet, ist mit dem zur Absorption der gebildeten Kohlensäure 

 dienenden Theil durch vier weite Glasröhren verbunden; von diesen 

 kann jede für sich an ihren Kautschukverbindungen abgeklemmt und 

 abgenommen werden. Die eudiometrische Analyse ihres Lihaltes be- 

 stimmt die Zusammensetzung der Luft in dem Athemraum im Augen- 

 blick, wo das Rohr ausgeschaltet wurde. Weiters verwandte Verf., um 

 die Luft aus dem Athemraum anzusaugen und wieder zurückzupressen, 

 eine Saug- und Druckpumpe. Die Kalilauge befand sich in einer Spritz- 

 flasche niit einem Schliff, welcher durch Federkraft zusammengehalten 

 wird, und die in die Kalilauge eintauchenden Enden der Glasröhren 

 sind mit Zungenventilen aus dünnem Kautschuk armirt. Derjenige 

 Theil des Apparates, welcher den Sauerstoff zuführt, ist nach dem 

 Eegnault-Eeiset'schen Princip gebaut, doch von G. derart modificirt, 

 dass mau von Minute zu Minute die Temperatur und an einem calibrirten 

 Glascylinder die Quantität des zufliessenden Sauerstofies ablesen kann. 

 Alle Kautschukverbindungen des Apparates liegen unter Wasser. 



Verf. hat diesen so sorgfältig construirten Apparat auf seine Ge- 

 uauigkeit mittelst Kerzenverbrennung geprüft, und er fand, dass der 

 durchschnittliche Fehler nur Ol Procent beträgt. Er bespricht dann 

 die Fehler des Eegnault-Eeiset'schen Appara'tes, welchen Gaeth- 

 geus benutzte, dem nämhch ein Thermometer und eine Einrichtung 

 zur Analyse der Athemluft während des Experimentes fehle. 



Bei der dritten von G. angewendeten Methode athmete das 

 tracheotorairte Thier durch Müller'sche Ventile und eine Spritz- 

 flasche (Luntz, Eöhrig und Finkler), deren freie Eöhren zu einer 

 20 Liter fassenden Flasche führten. An letztere wurde die Eegnault- 

 Eeiset'sche Construction, welche den Sauerstoif zuführt, angefügt. Der 

 geringe Gehalt an Kohlensäure und Wasserdampf im Athenraum soll 

 keinen nennenswerthen Einfluss haben. Diese so einfache Einrichtung 

 ist zu empfehlen für mannigfache pharmacodynamische Untersuchungen, 

 wo es nicht auf die grösste Genauigkeit ankommt. Im Uebrigen hängt 

 es von den besonderen Umständen ab, welche der drei Methoden zu 

 benutzen ist, aber bei allen dreien bleibt es unerlässHch, den Gas- 

 wechsel des Thieres in der Euhe festzustellen. 



Die Blutanalysen (5 bis 6 Kubikcentimeter sind genügend) wurden 

 nach der von dem Verf. früher auseinandergesetzten Methodik aus- 

 geführt (J. Geppert, Die Gasaualyse und ihre physiolog. Anwendung, 

 Berlin 1885). An die gewöhnliche Quecksilberpumpe hat Verf. an 



