664 Centralblatt für Physiologie. Jsfr. 24. 



zum Thorax und combinirt sich mit dem bereits besprocheneu Vor- 

 schlag. 



Ewald (Strassburg). 



J. L. Hoorweg, Ueber die Blutbewegung in den menschlichen Arterien 

 (Pflüger's Archiv, Bd. 46, S. 115, 1889). 



Im ersten Abschnitte, welcher eine theoretische Betrachtung 

 des Sphygmographen enthält, kommt Verf. zu dem von den Unter- 

 suchungen Mareys und Mach 's abweichenden Resultate, dass das 

 Sphygmogramm die Resultirende darstellt aus den wahren Ourven und 

 den Eigenschwingungen des Sphygmographen; „die Form der Curven 

 ist also von den eigenen Bewegungen des Instruments wesentlich 

 modificirt". „Auch die Geschwindigkeit des Eegistrirapparats hat auf 

 das Auftreten eigener Bewegungen Einfluss. Sehr grosse Geschwindig- 

 keit der Trommel hat stärkere eigene Bewegung zur Folge. Am besten 

 ist eine Geschwindigkeit von 9 bis 20 Millimeter pro Secunde. Wenn 

 also Marey in einzelnen Fällen diese Geschwindigkeit auf 250 Milli- 

 meter erhöht, so überschreitet er weit die gewöhnlichen Grenzen. 

 Man kann auch diese Geschwindigkeit zu klein machen, wie Vierordt 

 z. B., welcher sie auf 6 Millimeter brachte und dabei nur einfache 

 Ourven ohne merkbare Formverschiedenheiten erhielt." Ein Beweis 

 für diese Behauptungen wird nicht erbracht. 



Im zweiten Abschnitte wird die Wellenbewegung in elastischen 

 Schläuchen besprochen, im dritten eigene hierüber angestellte Ver- 

 suche zur Erklärung der Pulsform. In diesen wird die Wellenbewegung 

 durch Compression eines] Kautschukballons erzeugt und gleichzeitig 

 mit dem Pulse Oeffuuug und Schluss der den Herzklappen entspre- 

 chenden Klappen auf elektrischem Wege registrirt, indem durch die 

 Oeffnung der Klappen ein Strom unterbrochen, durch den Schluss 

 wiederhergestellt wird. Diese Versuche liefern eine schematische Plils- 

 curve, an welcher zwei secundäre Wellen ausgeprägt sind; die erste 

 derselben (eine secundäre Welle: Wolff; EIasticitätselevation:Laudois) 

 wird auf Eigenschwingung des Sphygmographen zurückgeführt; die 

 zweite (dikrotische) entsteht in Folge des Schlusses der Semilunar- 

 klappen, wird aber ebenfalls in ihrer Form durch die eigenen Be- 

 wegungen des Sphygmographen modificirt. 



Bei diesen Versuchen wird ferner die Frage aufgeworfen: „In- 

 wieweit kann man aus den erhaltenen sphygmographischen Ourven 

 auf die Quantität des bei einer Pulsation abgeführten Wassers schliessen?" 

 Sie wird gelöst durch die Vergleichung der bei emem künstlichen 

 Pulse ausgeworfenen Wassermenge mit dem durch denselben Puls 

 entstehenden Sphygmogramm; dabei ergibt sich: „Bei Anwendung 

 desselben Sphygmographen auf einer gleichen Röhre ist Schlagvolum 

 und Oberfläche der sphygmographischen Ourven einander direct pro- 

 portional." Verf trägt kein Bedenken, diese Versuche auch für den 

 Menschen zu verwerthen und bestimmt nach dieser Methode das 

 Sclilagvolum des Herzens aus der Karotiscurve eines gesunden Mannes 

 zu 47'1 Gramm Blut. 



Dass sich aus der Form der Pulscurve ein Schluss auf die Höhe 

 des Blutdrucks ziehen lässt, wird entschieden verneint; „es gibt kein 



