Om Plaiiimetrar, — Af A. Moberg- 



(Meddeladt d. 7 Febr. 1859.) 



Emedan Veteuskaps-Societeten i Tom. IV af dess akter 

 redan äger en beskrifniug öfver en Planimeter uppfunnen af 

 Statsrådet Baranovski och med afseende å dylika instrumenters 

 stora nytta ej blott för geometriska uträkningar utan ock isyn- 

 nerhet för den meteorologiska forskningen, så vida den fulla 

 användningen af sjelfregistrerande observationsinstrumeuter är 

 deraf beroende, Lar jag ansett det icke fremmande för Societe- 

 tens intressen att för en stund rigta dess uppmärksamhet pä 

 den enklaste och minst kostsamma form af förstnämnda instru- 

 ment, som tills dato blifvit framställd. 



Baranovskis planimeter var förenad med en pantograf. 

 Denna omständighet bragte mig på den tanken att med en 

 Wallaces eidograf, hvilken jag för fysiska kabinettet låtit för- 

 färdiga, kombinera en planimeter, som skulle vara enklare och 

 mindre dyr än så väl Baranovskis, som den i dessa hänseenden 

 ostridigt företräde ägande Wetlis planimeter. Men då jag ge- 

 nom Ficks Medizinische Fysik förnam att samma idé, hvilken 

 jag för detta ändamål ville använda, redan var utförd af Ams- 

 ler, återstod för mig ej annat än dess utförande i en efter 

 konstruktionen af ofvannämnde eidograf lämpad modifikation, 

 hvilken härhos framvisas i provisoriskt skick, men så snart den- 

 samma blifvit fullkomligt färdig, ytterligare för Societeten skall 

 framställas. 



Wallaces eidograf (eller pantograf) består af en horizon- 

 talt liggande staf, hvilken kan skjutas fram och tillbaka samt 

 med en skruf fixeras i en hylsa fästad vid en vertikal axel, 

 som på en stadig fot låter kringvrida sig. I hvardera ändan af 

 stafven är ett horizontalt hjul anbragt, h vilka begge hjul för- 

 medelst spända fina keder så äro förenade att de endast iden- 

 tiskt kunna röra sig, d. v. s. det ena åt samma häll och lika 

 mycket som det andra. Derigeuom händer att tvenne vid dessa 



