58 



Förslag till en sjelfreg-istreraiide Tliermometer. — Af 



A. MOBEKG. 



(Meddeladt d. 7 Mars 1859.) 



Nyttan och snart sagdt nödvändigheten af sjelf registrerande 

 instrumenter för meteorologiska observationer, om dessa skola 

 erhålla erforderlig utsträckning och kontinuitet, är känd och 

 erkänd. Man kan i det närmaste jemföra begagnandet af så- 

 dana med det af maskiner i industrien. 



Orsaken dertill att dylika instrumenter ännu så litet eller 

 knappt alls begagnas är utan tvifvel till stor del den, att för 

 de vigtigaste och första observationer i detta hänseende, — af 

 luftens värme, — något sådant af verklig praktisk användbar- 

 het icke finnes. Då nu thermometerobservationer endast af en 

 „förnuftbegåfvad varelse" kunna anställas, så låter man de 

 öfriga derraed följa i släptåg. Skulle deremot en förståndigt 

 inrättad mekanism i afseende å dessa visa sig uppfylla alla rätt- 

 mätiga fordringar, så torde det väl hända att äfven de öfriga 

 på samma sätt blefve expedierade. 



Svårigheterna för konstruktionen af en sjelfregistrerande 

 thermometer, hvarmed den yttre luftens temperatur skall be- 

 stämmas, ligga deri att sjelfva thermometern måste vara utsatt 

 för alla omvexlingar i athmospherens beskaffenhet: blåst, regn, 

 snö, hagel o. s. v., utan att dess indikationer deraf skola rub- 

 bas, skrifapparaten skall deremot ovillkorligen för allt detta 

 vara fredad och måste derföre befinna sig inom tak och väggar, 

 ja för dess jemna gångs skull till och med i uppvärmdt rum. 



Likväl håller jag för säkert att dessa svårigheter lätt kunna 

 öfvervinnas genom den inrättning, jag nu föreslår och hvartill 

 idén är tagen dels af de nu brukliga pyrometrarne, dels af den 

 så kallade „Fuhlhebeln" eller häfs tångs-mikrometern. 



Ställas en zinkstång och en glasstång bredvid hvarandra 

 på ett och samma fasta underlag och dessa vid O" temperatur 

 äro lika länga, så skola de vid hvarje annan temperatur be- 



