59 



finnas af olika längd. Är denna vid O" lika med 1 fot, så är 

 vid 100» C. zinkens längd 1,003 och glasets 1,0009 fot, skil- 

 naden således 0,21 linie. Fästes vid zinkstångens öfra ända en 

 visare eller en häfståug, som hvilar på eller hålles tryckt emot 

 öfre ändan af glasstången, och dessa båda stödjepunkter befin- 

 nas på en linies afstånd ifrån hvarandra samt visarens hela längd 

 utgör t. ex. 1 fot, så öfverfar dess fria ända under nämnde 

 temperaturvexling af 100^ en längd af 2,1 tum. Verkar nu 

 denna ända på den kortare armen af en annan häfstång, hvil- 

 kens begge armar äro fastade vid en genom väggen gående ho- 

 rizontal axel, den ena utan- och den andra innanför väggen, 

 och till sin längd förhålla sig som 1:10, så skall den inre ar- 

 mens ända deruuder röra sig framåt 21 tum. Vid denna arm 

 fästes det stift, som uppritar temperaturkurvan på ett på van- 

 ligt sätt af ett urverk i rörelse satt papper. Anbringas detta 

 på en roterande cylinder, så kunna dermed flere sjelfregistre- 

 rande instrumenter kombineras, t. ex. barometer, anemometer, 

 hygrometer o. s. v. 



Sä snart en dylik thermometer hunnit förfärdigas, utbeder 

 jag mig att få inlemua deröfver en fullständig teckning åtföljd 

 af beskrifning till införande i Societetens akter. 



