Nr. 8. | Oentralblatt für Physiologie. 233 
offene, hinten geschlossene Röhren hineingeschoben. In den Trichter 
des einen Röhrensystems wird die zu untersuchende Flüssigkeit, in 
den anderen eine Lösung von bekannter Öoncentration gethan. Man 
zieht nun die inneren Röhren heraus, die Flüssigkeit gelangt aus 
den Trichtern in die äusseren Röhren, und man regulirt nun die 
Stellung der inneren zur äusseren Röhre so, dass beim Hindurch- 
blicken durch die Flüssigkeitsschichten beide die gleiche Farben- 
intensität haben. Die Concentrationen der Farblösungen verhalten sich 
dann umgekehrt wie die Länge, um die die Röhren ausgezogen wurden. 
Die genauere Einrichtung des Apparates muss im Originale eingesehen 
werden. 
Verf. versuchte mit dem Apparate zunächst colorimetrische Eisen- 
bestimmungen. Mittelst Rhodaneisen erwiesen sie sich als unausführbar. 
Besser gelangen sie durch Ueberführung der Eisenverbindungen in 
lösliches Berlinerblau (Berlinerblau in einem solchen Ueberschusse 
von Ferrocyankalium, dass eben vollständige Auflösung erfolgt). Als 
Normallösung diente gleichfalls eine Berlinerblau-Ferrocyankalium- 
lösung bestimmter Concentration. 
Ueber die Grenze der Genauigkeit macht Verf. vorläufig keine 
Angaben. 
Bei den Versuchen mit Blut bediente sich Verf. als Normallösung 
einer Methärnoglobinglycerinlösung mit eirca 2 Procent Hb. (100 Cubik- 
centimeter defibrinirtes Schweineblut, 5 Cubikcentimeter 10procentige 
Kaliumnitritlösung werden nach 24 Stunden auf 500 Cubikcentimeter 
mit Glycerin aufgefüllt, nach einigen Tagen filtrirt.) Auch das zu 
prüfende Blut wird mit einigen Tropfen einer eoncentrirten Kalium- 
nitritlösung versetzt, so dass auch in ihm Methämoglobin sich bildet. 
Eine Theilung am Apparate gestattet nach Herstellung gleicher Farben- 
intensität in den Röhren direet abzulesen, wie viel Gramm Hb sich 
in 100 Gramm des zu prüfenden Blutes befinden. 
A. Loewy (Berlin). 
G. Hoppe-Seyler. Zur Verwendung der colorimetrischen Doppel- 
pipette von F. Hoppe-Seyler zur klinischen Blutuntersuchung (Leit- 
schrift f. physiol. Chem. XXI, 5/6, S. 461). 
Verf. hat die von F. Hoppe-Seyler (Zeitschr. f. physiol. Chem. 
XVI) angegebene Methode der eolorimetrischen Hämoglobinbestimmung 
modifieirt, um sie für die Klinik brauchbarer zu gestalten. Als Normal- 
lösung diente ihm eine O'2procentige Hämoglobinlösung. Das zu unter- 
suchende Blut aus der Fingerkuppe wird in eine Capillarpipette ge- 
sogen (0'04 bis 006 Cubikcentimeter), in einen Messcylinder geblasen, 
mit gemessener Menge destillirten Wassers verdünnt; dann Leuchtgas 
durehgeleitet nach Zusatz eines Tropfens schwacher Sodalösung. Nun 
wird mittelst CO-haltigen Wassers so lange weiter verdünnt, bis bei 
Betrachtung in der Doppelpipette Farbengleichheit eingetreten ist. 
Bei Mangel einer CO-Hämoglobinlösung hat Verf. zur Herstellung 
einer Normallösung Blut eines gesunden Individuums, dessen Hb-Ge- 
halt zu 14 Procent angenommen wurde, auf eine O'2procentige Hb- 
Lösung verdünnt. 
Centralblatt für Physiologie. X. 17 
