234 Öentralblatt für Physiologie. Nr. &. 
Verf. bringt in einer Tabelle Hb-Bestimmungen bei Gesunden 
und an verschiedenen Krankheiten Leidenden, ausgeführt nach seiner 
Methode und mittelst der Apparate von Gowers und von Fleischl. 
Die durch die beiden letztgenannten Methoden gewonnenen Werthe 
liegen ausnahmslos niedriger, als die nach der Hoppe-Seyler’'schen. 
Auffallend ist allerdings die Grösse der Differenzen, die in diesem 
Maassstabe bisher nieht beobachtet ist. In einigen Versuchen ist der 
Hoppe-Seyler’sche Werth um 100 Procent höher als der Gowers- 
sche. A. Loewy (Berlin). 
H. Winternitz. Ueber die Methode der Blutfarbstoffbestimmung 
mit Hoppe-Seyler’s colorimetrischer Doppelpipette (Zeitschr. f. physiol. 
Chem. XXI, 5/6, S. 468). 
Verf. betont zunächst die erhöhte Leistungsfähigkeit, die das 
Hoppe-Seyler’sche Colorimeter durch Verwendung des Albrecht- 
schen Glaswürfels erfahren hat. Er bringt zunächst vergleichende Bestim- 
mungen an reinen frischen GO-Hämoglobinlösungen, deren Gehalt 
zunächst gewichtsanalytisch, dann eolorimetrisch ermittelt wurde. Die 
Differenz betrug 0'07 Procent des Hgb-Gehaltes (2'305 nach ersterer, 
2232 nach letzterer Methode). 
Weiter wurden CO-Hämoglobinlösungen verschiedenen Alters als 
Normalflüssigkeit benutzt, um festzustellen, ob die bekannte Haltbar- 
keit derselben sich auch auf den „Farbenton’” erstreckte, oder ob 
Aenderungen des Farbentones eintraten, die die colorimetrische Be- 
stimmung erschwerten. Lösungen, die bis 4'/, Jahre alt waren, er- 
gaben so gute Resultate wie frische; bei einer eirca 6 Jahre alten 
konnte vollkommene Farbenübereinstimmung nicht erzielt werden, die 
Abweichung gegen die gewichtsanalytische Bestimmung war erheb- 
licher, spectroskopisch war diese Lösung unverändert. Bei Benutzung 
einer eirca 10 Jahre alten war jede colorimetrische Vergleichung 
unmöglich, da sich Methämoglobin gebildet hatte. 
Bedient man sich der weniger scharfen Methode, die Normal- 
lösung, mit der zu bestimmenden einfach in planparallelen Glas- 
kästehen nebeneinander zu betrachten, so kann die Farbenüberein- 
stimmung noch eine gute sein in Fällen, in denen mittelst des exaeteren 
Apparates eine Vergleichung bereits unmöglich ist. 
Bei frischem Blute sind die Fehler natürlich erheblichere, aber 
auch hier betragen sie nur O1 bis 0:75 Procent, sind also gegenüber 
den sonstigen colorimetrischen Methoden gering. 
Verf. geht so vor, dass er in einem 10 Qubikeentimeter-Mess- 
kölbehen zunächst einige Cubikeentimeter Ammonoxalatlösung mit einem 
Tropfen Natronlauge wägt, das Blut hinzufügt, wieder wägt, nun bis 
zur Marke auffüllt, CO-Einleitung, Vergleichung im Colorimeter mit 
der Normallösung, Verdünnung, bis Farbengleichheit eintritt. 
A. Loewy (Berlin). 
Oskar Zoth. Die selbstthätige Quecksilberluftpumpe von Kahlbaum, 
verbessert und für die Zwecke der Blutgasanalyse eingerichtet (Zeitschr. 
f. Instrumentenkunde. 1896 März, 
Ausführliche Beschreibung des Baues und der Wirksamkeit der 
Kahlbaum’schen Pumpe mit den von Eger (Graz) angebrachten 
