a 
? CENTRALBLATT 
PHYSIOLOGIE. 
Unter Mitwirkung der Physiologischen Gesellschaft zu Berlin 
und des Physiologischen Clubs in Wien 
herausgegeben von 
Prof. J. Latschenberger Prof. J. Munk 
in Wien in Berlin. 
Verlag von Franz Deuticke in Leipzig und Wien. 
Erscheint alle @ Wochen. 
Preis des Bandes (26 Nummern) M. 30.— 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und ENETRENTTE 
Literatur 1896. 5. September 1896. Bd. REN IR 
Originalmittheilung. 
Ein neuer geaichter Apparat zur Messung und gra- 
phischen Registrirung des Blutdruckes. 
Von Dr. Theodor Beer. 
(Aus dem Laboratorium von Prof. v. Basch in Wien.) 
(Der Redaetion zugegangen am 3. August 1896.) 
Der freundlichen Aufforderung des Herrn Prof. v. Basch die 
neueste Modification seines Sphygmomanometers ne zu prüfen 
und den Apparat zu beschreiben, habe ich gerne Folge geleistet. 
Die Trägheit der Quecksilbersäule in dem Ludwig’ schen Kymo- 
graphion (1847) bewirkte, dass die Grösse und Form der Blutdruck- 
schwankung bei rasch ablaufenden Wellen unrichtig wiedergegeben 
wurde. A. Fick verbesserte die Technik der Blutdruckschreibung da- 
durch, dass er an Stelle der Poiseuille’schen Quecksilbersäule eine 
elastische Feder setzte (1864). Sein „Hohlfederkymographion’ 
war nach dem Muster des Bourdon’schen zur Messung der Dampf- 
spannung viel verwendeten Federmanometers construirt. Dem Apparate 
wurde aber vorgeworfen, dass er complieirt und wenig compendiös 
wäre, und er muss wohl, trotz der Richtigkeit des Prineipes, das zu 
seiner Construction geführt hatte, und trotz der von Hering einge- 
führten Verbesserungen allen Anforderungen nicht entsprochen haben, 
da Fick selbst ihn durch sein „Flachfederkymographion” verdrängte. 
Die Bourdon’sche Feder wurde aufgegeben und in den meisten 
Laboratorien wurde — abgesehen vom Queeksilbermanometer, welches 
ja in manchen Fällen zweckmässig ist — der Blutdruck mit anderen 
Apparaten alsz.B.Marey’s manometre metallique, v. Frey 's Tonograph, 
Hürthle’s Kautschukfedermanometer, Gad und Cowl’s Blutwellen- 
zeichner u. s. w. verzeichnet. 
Das vorliegende Instrument schliesst sich im Prineipe dem von 
Fick eingeführten an, übertrifft aber das vor 22 Jahren angegebene 
Centralblatt für Physiologie. X. 94 
