532 Centralblatt für Physiologie. Nr. I 
sich als sehr interessante Thatsache ergab, dass ein solcher Strom 
nicht den ganzen Querschnitt mit gleicher Dichte erfüllt, sondern vor- 
zugsweise in den peripheren Theilen des Leiters strömt. Daraus folgt, 
dass der Widerstand des letzteren für Wechselströme ein anderer ist 
als für Gleichstrom. Schon Hertz hat den Nachweis dieser Wider- 
standsänderung geliefert und Bjerknes nach einer sehr schönen 
Methode die Tiefe des Eindringens der Wechselströme von hoher 
Frequenz gemessen. Eine experimentelle Bestimmung des Widerstandes 
lineärer Leiter für oseillirende Ströme ist aber bisher noch nicht 
geliefert worden. Verf. hat nun solche Messungen nach folgendem 
Plane durchgeführt. Schiekt man durch einen Leiter von sehr kleinem 
Querschnitte einen rasch wechselnden Strom, so kann man annehmen, 
dass der ganze Querschnitt gleiehmässig vom Strome durchflossen 
wird. Diese Thatsache hat schon Czermak zur Messung des Wider- 
standes von Funkenentladungen verwendet. Misst man nämlich die 
Wärmeentwickelung, welche durch den oseillirenden Strom stattfindet, 
und jene, die ein durch denselben Leiter hindurchgeschiekter Gleich- 
strom erzeugt, so verhalten sich die in der Zeiteinheit gelieferten 
Wärmemengen wie die mittleren Quadrate der Stromstärken. Es kann 
also ein Leiter von der erwähnten Beschaffenheit zur Messung der 
Intensität sehr rasch verlaufender Wechselströme, z. B. oseillatorischer 
Entladungen verwendet werden. Schaltet man nun hinter diesen Ver- 
eleichswiderstand einen dieken Draht, der ebenfalls von den Strömen 
durchflossen wird, so wird das Verhältniss der Erwärmungen dieses 
Drahtes und des Vergleichswiderstandes bei Anwendung von Gleich- 
strömen verschiedener Intensität constant sein; dagegen wird es im 
Allgemeinen ein anderes werden, wenn wir oseillirende Ströme hin- 
durchschieken. Ist W die in dem Drahte, W, die im Vergleicbswider- 
stande entwickelte Joule’sche Wärme, wenn beide hintereinander 
geschaltet gleichzeitig vom Gleichstrome von der Intensität I während 
der Zeit t durchflossen werden und W’ und W,‘ die bezüglichen 
Wärmemengen bei Anwendung eines Wechselstromes von der Inten- 
sität I‘ während der Zeit t‘; ist ferner w, der Vergleichswiderstand, 
w der Widerstand des Drahtes für Gleichstrom und w’ jener für 
den Wechselstrom, so gelten folgende Gleichungen: 
kW=wlI?t kW =w‘Il?r 
kW wil?t kW, = 1 
Daraus folgt: 
we We 
w.. Wa 
und f 
BE ıY Wi 
We 
Werden die Messungen mit einem Bunsen’schen Eiscalorimeter 
gemacht und bedeuten |, l,, ’ und 1,‘ die bezüglichen Längen, um 
welche sich der Flüssigkeitsmeniseus in den Capillaren des Öalori- 
meters verschiebt, so ergibt sich das Verhältniss der Widerstände: 
des Drahtes für Weehsel- und Gleichstrom nach der Formel: 
