542 Uentralblatt für Physiologie. Nr. 18. 
abgesaugt, dreimal mit kaltem Wasser nachgewaschen, die Filtrate 
mit dem ersten Filtrate vereinigt, eingeengt, filtrirt und auf ein be- 
stimmtes Volumen aufgefüllt. Ein aliquoter Theil des letzteren wird 
nach Allihn weiter verarbeitet. Die Genauigkeit der Methode ist eine 
sehr grosse; als Zuckermenge des Blutes wurde durchschnittlich 
0'149 Procent gefunden. W. Cohnstein (Berlin). 
W. T. Porter. A new method for the study of the intracardiac 
pressure curve (Journ. of experimental medicine I, 2). 
Eine kurze Doppelcanüle wird durch Aorta und Subelavia in 
den linken Ventrikel eingeführt. Ein Arm der Canüle wird direct 
mit einem Hürthle’schen Membranmanometer verbunden, das um- 
gedreht worden ist. Der Zählhebel dieses Manometers trägt einen 
Draht, dessen Enden in zwei Quecksilbernäpfe tauchen, wenn der 
steigende Druck in dem umgedrehten Manometer den Zählhebel ab- 
wärts drückt. Fällt der Druck. so zieht der Hebel den Draht wieder 
aus dem Quecksilber. Das Eintauchen schliesst einen elektrischen 
Stromkreis und schickt einen Strom durch einen starken Elektro- 
magneten, dessen Armatur so angeordnet ist, dass er einen Hahn 
öffnet, der angebracht ist zwischen dem zweiten Rohre der Doppel- 
canüle und einem zweiten Membranmanometer (A). Zieht das erst- 
genannte Manometer den Draht aus dem Quecksilber und unterbricht 
den Stromkreis, dann lässt der Magnet die Armatur los und der 
Hahn wird geschlossen. Während der Strom durch den Magneten 
geht, schreibt Manometer A, das durch den geöffneten Hahn mit der 
Ventrikelhöhle in Verbindung kommt, eine Druckeurve. Ist nun B so 
angeordnet, dass während der Ventrikeldiastole die Drahtenden nahe 
bei dem Quecksilber sich befinden, dann taucht der Draht ein und 
öffnet den Hahn bald nach dem systolischen Blutdruckanstieg und 
A schreibt die systolische Curve fast von ihrem Anfang an. Durch 
entsprechend andere Anbringung von B kann man bewirken, dass A 
nur den Curvengipfel schreibt. Das Manometer muss sehr empfindlich 
sein, der Hahn sich rasch öffnen und schliessen und darf nicht reiben; 
der erst verwendete war von Glas. Seine Geschwindigkeit beim Oeffnen 
und Schliessen wurde gemessen durch einen Schreibhebel, der an der 
Armatur des Elektromagneten befestigt war. Die Zeit für Oeffnung 
und Schluss betrug weniger als '/,, Secunde Ein kupferner Hahn 
ging viel rascher. Die Zeit, die zwischen dem Schlusse des Strom- 
kreises und dem Anfange der Öurve vergeht, ist unbeträchtlich. Die 
weiteren Darlegungen betreffen die Anordnung, durch welche es 
möglich ist, bei den Versuchen das Trägheitsmoment und die dadurch 
entstehenden Fehler in den Curven aufzuheben. 
Mit dieser Methode glaubt Verf. die lange ventilirte Frage nach 
der wahren Form des Gipfels des intracardialen Druckes definitiv 
Jösen zu können. Der Gipfel der normalen intracardialen Druckeurve 
ist durchgängig nahezu parallel mit der Abseisse. Verf. will demnächst 
Ergebnisse über negative Druckschwankung im Ventrikel, die er mit 
seiner Methode untersucht hat, veröffentlichen. 
A. Loewy (Berlin). 
