Nr. 11. Geutralblatt tiir Physiologie. 331 



Die referirte Arbeit ist die erste grössere Arbeit des leider zu 

 früh verstorbenen Forschers. 



Schoenlein (Würzburg). 



Physiologie der thierisclieii Wäriu(\ 



E.T. Reichert. Heat Phenomena innormal .4mwa?s (University Medical 

 Magazine, Jauuary, February, Apiil 1890). 



1. Im ersten Theile beschreibt der Verf. das von ihm ange- 

 wandte Calorimeter. Dasselbe ist ein Wassercalorimeter nach dem 

 Principe des von Dulong und Despretz benützten Instrumentes und 

 wurde sorgfältig ausgewerthet. Der Apparat besteht aus zwei inein- 

 ander befindlichen Gefässen aus galvanisch verzinktem Eisenblech, 

 der Zwischenraum ist mit Wasser gefüllt, in welches der Rührer und 

 das Thermometer taucht. Das Calorimeter ist wiederum in einem höl- 

 zernen Behälter eingeschlossen, dessen Wand um 6 Zoll davon absteht. 

 Der Zwischenraum ist mit Sägespänen gefüllt. Durch eine grössere 

 Oeffnung im Calorimeter, welche mit einer entsprechenden in der 

 Holzhülle eorrespondirt, wird das Thier in das innere Metallgefäss 

 gebracht. Die Oeffnung wird durch eine dicke Holzplatte verschlossen, 

 welche von dem äusseren hölzernen Behälter bis in das innerste 

 Gefäss hineinragt und durch Schrauben eingepresst wird. Durch zwei 

 weitere Oelfnungen führen Röhren in den innersten Raum, welche 

 die Ventilation besorgen Die Luft wird durch einen Blasebalg in ein 

 sorgfältig geaichtes Gasometer getrieben und strömt aus diesem durch 

 die eine Röhre gegen den Boden des Binnenraumes, wird durch die 

 zweite von der Decke weggeführt. In beide Ventilationsröhren sind 

 Thermometer eingesenkt, deren Angaben in bestimmten Intervallen 

 abgelesen werden. 



Das theoretische Aequivalent des Calorimeters berechnet sich aus 

 den Gewichtsmengen des verwendeten Eisens, des Zinks, der Löth- 

 masse und des Wassers. Zur Auswerthung wurde ein geschlossenes 

 Metallgefäss, dessen Gewicht und chemische Zusammensetzung bekannt 

 war, mit warmem Wasser von bestimmter Temperatur gefüllt, für 

 eine bestimmte Zeit in das Calorimeter gebracht und genau so wie 

 bei den Thierexperimeuten, Luft durch das Instrument geleitet. Man 

 hat also eine bekannte Wärmemenge, welche theils an die Venti- 

 lationsluft, theils an das Calorimeter abgegeben wird, theils durch 

 Wärmeleitung nach aussen verloren geht. Für die Luft hat man die 

 Angaben des Gasometers und der Thermometer aus Zuleitungs- und 

 Abfuhrrohre, für das Calorimeter das berechnete Aequivalent und die 

 Angaben seines Thermometers. Zwischen der von dem Gefässe abge- 

 gebenen Wärmemenge und der Summe der in der Ventilationsluft 

 und im Calorimeter wiedergefundenen Wärmemengen bestand eine 

 Differenz, deren Variation in einer Reihe von Versuchen nicht über 

 ein Procent betrug. Unter bestimmten Vorsichtsmassregeln, namentlich 

 in Bezug auf die Aussentemperatur, fungirt somit das Calorimeter als 

 Präcisionsinstruraent. 



2. Mit Hilfe dieses Instrumentes wurden nun die Verhältnisse der 

 Wärme an normalen Hunden untersucht. Die Temperaturcurve des 



23* 



