Nr. 12. Ceutralblatt für Physiologie. 367 



Grotte; die MomentaufDahme war nothwendig, da in Folge der Er- 

 wärmung durch das elektrische Licht die Bewegungen des Kürperchens 

 lebhafter wurden; sie wurde mit Hilfe eines besonderen elektrischen 

 Mikroskopes ausgeführt. Die im Bilde erscheinenden hellen Körpercheu 

 entsprechen den glänzenden Körnern des Blutkörperchens, sie zeigen 

 Ecken und Zacken, wie dieses schon Heitzmann (1873) gesehen 

 hat; die Zacken zeigen oft Ausläufer, die sich gelegentlich zu Netzen 

 verbinden. Der Verf. lässt es unerörtert, ob diese Netze mit den von 

 Heitzmann gesehenen identisch sind. 



Latschenberger (Wien). 



Potain. Determination experimentelle de la valeur du sphygmomano- 

 metre (Arch. de physiol. [5] H, 2, p. 300). 



P. unterwirft das unlängst von ihm beschriebene (siehe dieses 

 Centralbl. HI, 15, S. 361) Sphygmomanometer einer experimentellen 

 Prüfung mit besonderer Berücksichtigung der Thatsache, dass der 

 arterielle Druck nicht gleichmässig ist, sondern rhythmische Schwan- 

 kungen erleidet; es bedarf daher einer besonderen Untersuchung der 

 Frage, welchen Theil des Druckes wir messen, wenn wir durch Com- 

 pression der Arterie mittelst der Pelotte des Sphygmomanometers den 

 Puls zum Verschwinden bringen; messen wir das Druckminimum 

 oder -raaximum der Schwankungen oder den mittleren Blutdruck? 

 Diese Frage untersucht Verf. an einer schematischen Vorrichtung, 

 durch welche pulsatorische Druckschwankungen von beliebiger Grösse 

 in einem Kautschukschlauche von den Dimensionen der Eadialarterie 

 erzeugt werden können: die absoluten Werthe derselben werden auf 

 eine etwas umständliche Weise mittelst zweier Quecksilbermanometer 

 und eines Sphygmographen bestimmt (siehe das Original). Das Re- 

 sultat dieser Untersuchungen ist, dass wir mittelst des Sphygmomano- 

 meters stets das Maximum des Blutdruckes messen; denn der Puls 

 verschwindet unterhalb der Pelotte des Manometers, wenn der Druck- 

 werth des letzteren gleich ist dem Maximum der pulsatorischen 

 Druckschwankung im Schlauche; auch bei Veränderung des Druck- 

 minimums und wechselnder Grösse der Druckschwankung wird stets 

 das Maximum angegeben. Demnach sind die Angaben des Sphygmo- 

 manometers erheblich grösser als der mittlere Blutdruck. 



Hürthle (Breslau). 



A. Hauer, lieber die Erscheinungen im grossen und Meinen Kreis- 

 lauf hei Luftembolie (Zeitschr. f. Heilk. XI, Heft 3, 1890). 



Ueber die Ursache des plötzlichen Todes in Folge von Gas- 

 ansammlung in den Blutgefässen herrschen drei verschiedene An- 

 sichten: 1. Der Tod ist bedingt durch Luftembolie der Gehirngefässe ; 

 2. das Herz wird durch die Luft so ausgedehnt, dass es sich nicht 

 mehr zusammenzuziehen vermag; 3. der Tod wird durch LuftemboUe in 

 den Pulmonalgefässen herbeigeführt. Für die zweite Ansicht haben 

 sich Oouty und Jürgensen ausgesprochen, für die dritte Passet. 

 Couty ist der einzige, der die Kreislaufstörungen graphisch unter- 

 sucht hat. Durch gleichzeitige Beobachtung der bei Lufteintritt in die 

 Venen des grossen Kreislaufs in diesem und im kleinen Kreislauf 



