Nr. 19. Centralblatt für Physiologie. 581 



ist, wie am ersteu. Das Anfangsvolumen beträgt für einen Athemzug 

 etwa 35 Oubikcentimeter bei ruhiger Athmung, 61 Cubikceutimeter 

 beim Schreien. Das Maximum von Luft, welches ein Kind in einem 

 Athemzuge beim Schreien einnimmt und wieder ausgibt, beträgt circa 

 120 Oubikcentimeter; bezeichnet man diesen Werth als Vitalcapa- 

 cität, so ist dieselbe bei Vergleichung mit dem Körpergewicht ebenso 

 gross wie beim Erwachsenen ; während bei diesem aber das gewöhn- 

 lieh geathmete Luftquantum etwa den sechsten Theil des grösstmög- 

 lichen ausmacht, ist es beim Neugeborenen der dritte Theil; der 

 Luftwechsel des Neugeborenen ist also bei ruhiger Athmung etwa 

 doppelt so gross als beim Erwachsenen. 



Langender ff (Königsberg). 



Physiologie der thierisclien Wärme. 



A. d'ArSOnvaL Recherches de calorimetrie animale (Arch. de Physiol. 

 [5] II, 3, p. 610). 



d'A. theilt hier zwei Apparate für Thierexperimente mit, um in 

 einem constant auf der Temperatur des Zimmers erhaltenen Calorimeter 

 die abgegebene Wärme graphisch zu verzeichnen. I. Ein Calorimeter, 

 dessen Doppelwand mit Petroleum gefüllt ist, durch welche zwei 

 Schlangenrohre ziehen. Das eine wird von der geathmeten Luft durch- 

 flössen und gibt dabei die von dem Thiere erzeugte Wärme an das 

 Petroleum ab. Das zweite Schlangenrohr wird von Eiswasser durchflössen, 

 dessen Zufluss, durch die Ausdehnung des erwärmten Petroleums angeregt, 

 durch die Contraction desselben automatisch gehemmt wird. Das 

 abfliessende Wasser bildet mit seinem Volumen ein Mass der Wärme- 

 bildung. Es fliesst in einen Cjlinder, an dem durch Erheben eines 

 Schwimmers ein Hebelwerk mit einer an einer Trommel schreibenden 

 Feder bewegt wird. Ist der Cylinder voll, so wird er automatisch 

 entleert und eine neue aufsteigende Curve zu schreiben begonnen. 

 Der Apparat gibt bis auf 0-25 Procent genaue Resultate. IL Ein 

 Calorimeter mit vierfachen Zinkwänden, innerhalb deren im Innern 

 und äussern Lumen Wasser kreist, in deren mittlerem Lumen die 

 Athemluft des Thieres kreist. Das von einer Mariotti'schen Flasche 

 unter constanter Geschwindigkeit zugeführte Wasser von Zimmer- 

 temperatur setzt nach dem Austritt durch Erwärmen ein registrirendes 

 Alkoholthermometer, nämlich eine mit Alkohol gefüllte Spirale, welche 

 ein Hebelwerk und einen Zeiger trägt, in Bewegung und bewirkt so 

 eine graphische Darstellung an einer Trommel. Diese Eesultate sind 

 weniger genau als bei dem früheren Apparate, wegen der Abkühlung 

 des Wassers im registrirenden Thermometer. Dieser Fehler entfällt, 

 wenn man direct die Temperatur des abfliessenden Wassers an einem 

 genauen Thermometer abliest und die Temperaturdifferenz desselben 

 gegenüber dem Zufliessenden 1-5 bis 2*^ nicht überschreitet. Die Details 

 der Apparate müssen im Originale eingesehen werden. 



R. V. Pfungen (Wien). 



