Nr. 20. Centralblatt für Physiologie. 603 



Zweck zur Verfügung stellte, versuchte ich die oben erwähnte Lücke 

 auszufüllen. So entstand nach mehrfachen Vorversuchen zunächst 

 eine modificirte Form des Du dgeon 'sehen Sphygmographen, welche 

 ich Präcisionssphygmograph neuneu will. 



Der Präcisionssphygmograph unterscheidet sich, was die 

 eigentliche Pulsregistrirungsvorrichtung anbetrifi't, nicht von dem 

 gegenwärtig schon verbreiteten und in seinem Priucip vorziighchen 

 Dudgeon 'sehen Sphygmographen. Er hat dieselbe durch einen Ex- 

 center regulirbare Druckfeder, welche die Bewegungen des Arterien- 

 rohres auf einen Schreibhebel überträgt, der dieselben mit constanter 

 Eeibung und senkrechten Ordinalen auf den beweglichen Papierstreifen 

 registrirt. Zur ßegistrirung des Pulses kann man Papierstreifen bis 

 zu 50 Centimeter Länge verwenden, was für viele Zwecke von ent- 

 schiedener Bedeutung ist. 



Die Abweichungen meines Sphygmographen sind folgende: Das 

 Uhrwerk ist bedeutend stärker und auch sorgftlltiger gearbeitet, so 

 dass Stockungen im Gange vermieden werden und eine genügende 

 Eegelmässigkeit desselben während der Aufnahme einer Curvenreihe 

 gesichert ist. Ferner können wir durch einfachen Druck auf einen 

 Hebel die Geschwindigkeit des Uhrwerkes behebig wechseln, so dass 

 wir je nach Bedürfniss die Curve bei einer Geschwindigkeit von 

 10 Millimeter oder von 40 Millimeter pro Secunde registrireu können. 

 Die kleine Geschwindigkeit ist zweckmässig, wenn es sich darum 

 handelt, eine allgemeine Uebersicht über die Beschaffenheit des Pulses 

 zu gewinnen; handelt es sich aber um feinere Messungen, so ist 

 diese kleine Geschwindigkeit ungenügend, und in diesem Falle wird 

 der schnelle Gang des Apparates wesentliche Dienste leisten. Von 

 jeder aufgenommenen Pulscurve kann ohne Unterbrechung ein be- 

 liebiges Stück mitten drinn' bei der grösseren Geschwindigkeit ge- 

 schrieben W'crden, eine bis jetzt bei keinem Sphygmographen ver- 

 wirklichte Bequemlichkeit. Die Ourven sind von ganz normaler Form 

 und zeigen die feinsten Einzelheiten mit grosser Deutlichkeit an. 



Der Hauptvorzug des Präcisionssphygmographen ist die 

 gleichzeitige Zeitregislrirung. Dazu ist das Uhrwerk einer 

 Taschenuhr mit Ankerhemmung so modificirt worden, dass es die 

 Schwingungen derselben auf einen Eegistrirhebel überträgt, so dass 

 gleichzeitig mit der sphygmographischen Curve die Zeit in Vs Secunden 

 auf den Papierstreifen registrirt wird. Von der Genauigkeit der Zeit- 

 registrirung wird weiter unten die Eede sein. 



Die Befestigungsvorrichtung des Präcisionssphygmographen, 

 welche vom eigentlichen Apparate getrennt ist, erleichtert lang- 

 dauernde Untersuchungen wesentlich. Der Apparat lässt sich leicht 

 und ohne Zeitverlust abnehmen und wieder anlegen. 



Nachdem die Verwendung der Taschenuhrtechrik für die 

 Sphygmographie gelungen war, stellte ich mir die Aufgabe, den 

 hiefür construirten Mechanismus zu einem selbstständigen Ohrono- 

 graphen auszuarbeiten, welcher für die verschiedensten experimentellen 

 Zwecke dienen kounte. Das so erhaltene Instrument, welches ich als 

 graphischen Ohronometer bezeichnen will, besteht im Wesent- 

 lichen, wie für den Sphygmographen, aus einer gut gearbeiteten 



40* 



