604 (Jeutralblatt für Physiologie. Nr. 20. 



Ankeruhr, deren Schwingungen durch eine besondere Vorrichtung 

 auf einen Schreibhebel übertragen werden. Mit diesem Apparate können 

 wir aber behebig die Zeit durch einfachen Druck auf einen Schieber in Vi 

 oder Vs Secunde registriren. Der Moment des Eintrittes der Hebel- 

 beweguug markirt sich so scharf, dass er auch bei einer Geschwin- 

 digkeit von 20 Centimeter pro Fünftelsecunde noch mit Leichtigkeit 

 auf Vio Millimeter genau festzustellen ist. Der Apparat ist in einem 

 viereckigen Kästchen von 4-5 Centimeter Höhe und Breite und von 

 1-5 Centimeter Tiefe enthalten. Sein Gewicht beträgt 200 Gramm. 

 Der Schreibhebel hat eine Länge von 12 Centimeter. Er trägt eine 

 kleine Messingstange zur Befestigung an ein Stativ (z. B. an das 

 vom Mechaniker Eunne in Basel gelieferte sogenannte Baseler Stativ). 



Diese Angaben mögen ausreichen, um das graphische Chrono- 

 meter als ein äusserst compendiöses und bequemes Instrument zu 

 kennzeichnen. Für solche Fälle, wo man aus räumlichen Gründen 

 lieber ein elektrisches Signal zur Zeitregistrirung verwenden will, 

 trägt unser Instrument eine Contactvorr ichtun g, welche auch die 

 indirecte ßegistnrung der Zeit erlaubt. Da die Spiralfeder aus Pal- 

 ladiummetall besteht, ist es vor magnetischen Störungen siehergestellt. 



Ein Hauptvorzug vor allen anderen Chronographen, w^elchen 

 unser Zeitregistrator seiner Abstammung ■ von der Taschenuhr ver- 

 dankt, ist die Selbstcontrolirung. Der Apparat trägt nämlich an 

 seiner Vorderfläche zwei Ziflerblätter, auf welchen sich zwei Zeiger 

 bewegen, der eine die Secunden, der andere die Minuten anzeigend. 

 Durch Druck auf einen Stift können wir jeden Augenblick beide 

 Zeiger auf den Nullpunkt zurückbringen, so dass das Chronometer 

 auch als Chronoskop verwendet werden kann. Durch Vergleich der 

 von den Zeigern angegebenen Zeit mit derjenigen eines zuverlässigen 

 Taschenchronometers können wir den absoluten Fehler des Apparates 

 mit Leichtigkeit feststellen. Die genaue Controle von fachmännischer 

 Seite hat z B. an einem Exemplar eine Abweichung gegenüber der 

 Steruwartezeit von 3 Secunden in 24 Stunden gezeigt. Treten aus 

 irgend einem Grunde grössere Abweichungen ein, so kann jeder be- 

 fähigte Uhrenmacher den Gang des Apparates wieder reguliren. 



Wie gross ist die Genauigkeit des graphischen Chrono- 

 meters? Die Richtigkeit des allgemeinen Ganges wird garantirt 

 durch die, vermöge der Zifferblätter, jederzeit controlirbare Regu- 

 lirung, welche mit Leichtigkeit einen Fehler von Vioooo zu vermeiden 

 gestattet. Dagegen könnten bei richtiger Summe doch die einzelnen 

 direct gemessenen ganzen oder Fünftelsecuuden merkhche Abwei- 

 chungen voneinander zeigen. 



Um hierüber Controlversuche anzustellen, bedurfte es einer 

 rotirenden Schreibfläehe von zweifellos absolut regelmässigem Gang, 

 welche, wie mir Herr Prof. Hagenbach- Bischoff in Basel bemerkte, 

 nur durch eine bewegte Masse von grossem Trägheitsmomente er- 

 halten werden konnte. Es wurde daher nach den Angaben von Prof 

 F. Miescher ein Schreibapparat gebaut, bestehend aus einem soliden 

 Eisengestell mit einer zwischen Spitzen laufenden verticalen Axe. 

 welche oben eine abnehmbare Schreibtrommel von 12-5 Centimeter 

 Höhe und 18-5 Centimeter Umfang, unten ein eisernes, sehr genau 



