Nr. 20. Centralblatt für Physiologie. 605 



eentrii'tes SchwuDgrad von 36 Centimeter Durchmesser und 10"5 Kilo- 

 gramm Gewicht trug. Dieser Apparat, durch ein fallendes Gewicht, 

 oder noch besser durch directen Zug an einer darauf gewickelten 

 Schnur nach Art eines Kreisels in Bewegung gesetzt, rotirte noch 

 mittelst der erworbenen Geschwindigkeit 6 bis 8 Minuten fort 

 und zeigte eine äusserst regelmässige und zugleich für je V-, Secunde 

 kaum merkliche Abnahme der Geschwindigkeit. 



Die in sehr grosser Zahl mit diesem Apparate an vier gra- 

 phischen Chronometern angestellten Messungen, der Fehler- 

 berechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate unterzogen, 

 ergaben eine Genauigkeit der Zeitregistrirung, welche mich selbst in 

 hohem Grade überrascht hat und als Beleg für die nicht gewöhn- 

 liche Leistungsfähigkeit unserer Uhrentechnik dienen kann. Eine kleine 

 Differenz in der Länge zweier aufeinander folgender '/^ Secunden 

 rührt davon her, dass die Vorrichtung, welche zur Uebertragung der 

 Ankerbewegungen auf die Unruhe dient, nicht vollkommen richtig 

 justirt ist. Der Unterschied ist aber so klein, dass die Uhrenmacher 

 ihn bis daher nicht herauszufinden vermochten, da er auf den ge- 

 sammten Gang der Uhr keinen Einfluss hat. Diese kleine Abwei- 

 chung können wir in manchen Fällen vernachlässigen; denn der wahr- 

 scheinliche Fehler für eine Einzelbestimmung überschreitet trotzdem nie 

 0*0024 Secunden, er sinkt sogar bei einem der controlirten Exemplare bis 

 0*001 Secunden. Der mögliche Fehler, d. h. die grösste Abweichung 

 vom Mittelwerth, hat ein einzigesmal 0005 Secunden erreicht. Diese 

 Grenzen sind aber noch nicht die definitiven und es ist sieher, dass 

 es mit Hilfe unserer Controlmethode dem Uhrenmacher gelingen 

 wird, seine Instrumente auf eine noch grössere Genauigkeit zu regu- 

 liren. Die Genauigkeitsgrenze ist wesentlich erhöht, wenn man nur 

 die paarigen oder die unpaarigen Ablesungen berücksichtigt; derwahr- 

 scheinhche Fehler beträgt dann nur noch 00003 Secunden. Für 

 praktische Zwecke empfiehlt sich das Zusammenrechnen je zwei be- 

 nachbarter Fünftel, durch welche die eben erwähnten Abweichungen 

 gleichfalls zum Verschwinden gebracht werden. 



Die genauen Messungsresultate, nebst Beschreibung und Abbil- 

 dung der Apparate werden binnen Kurzem in der Zeitschrift für 

 Biologie publicirt werden. Es wird dann noch ein besonderer Apparat 

 beschrieben werden (Curvenanalysator), welcher zur genauen Abmes- 

 sung der Abscissen und Ordinaten gedient hat. 



Es werden dann auch vergleichende Versuche mitgetheilt werden, 

 welche wir mit Hilfe unseres äusserst zuverlässigen Controlapparates über 

 die Leistungsfähigkeit der elektrischen Stimmgabeln und einiger 

 anderer Zeitregistririnstrumente angestellt haben und aus welchen 

 hervorgeht, dass man denselben theilweise ein etwas zu grosses Ver- 

 trauen entgegenbringt, und dass eine Eevision der Zeitregistrirapparate 

 nicht ganz überflüssig sein dürfte für alle Diejenigen, welche wirklich 

 genaue graphische Versuche machen wollen.*) 



Physiologisches Institut in Basel, December 1890. 



*) Der graphische Chronometer, sowie der Präeisionssphygmograph können 

 von Herrn Mechaniker Eunne, Steinenthorstrasse 41, Basel, bezogen werden. Der 

 Preis des Chronometers beträgt 135 Francs und der des Sphygmographen 150 Francs. 



