264 Centralblatt für Physiologie. NT 
erregungen in umgekehrtem Verhältniss zur Zahl der Dendriten steht. 
Die Annahme einer Kreuzung findet in vorliegender Arbeit ihre Berechti- 
gung; hinter den angegebenen anatomischen Momenten stehen viele 
hervorragende Forscher, und ein Verhältniss zwischen dem Widerstand 
der Uebertragung der Nervenerregung und der Zahl der Dendriten ge- 
winnt durch seine Einfachheit eine grosse Wahrscheinlichkeit. 
Das „Plateau” der Druckcurve in der Herzkammer. 
Von Dr. Ch. Contejean in Paris. 
(Aus dem Laboratorium des Herrn Chauveau.) 
(Der Redaction zugegangen am 15. Juni 1894.) 
Im Jahre 1890 (in Du Bois-Reymond’s Archiv) hat Prof. 
Max v. Frey gemeinsam mit Ludolf Krehl die Wirklichkeit des 
Plateaus in den Herzkammer-Druckeurven von Chauveau und Marey 
in Zweifel gezogen. Die Curven, die jene Autoren mit ihrem Tono- 
graphen erhalten, zeigen anstatt des Plateaus einen stumpfspitzigen 
Gipfel, und keine der typischen Erscheinungen des Druckablaufes in 
dem Ventrikel sind in ihren Abbildungen des Kammerpulses erkenn- 
bar. Max v. Frey, der seine Curven im Gegensatze zu Frederieg, 
Hürthle und Anderen als die einzig richtigen Bilder des Kammer- 
pulses immerfort ansieht, erklärt die seiner Meinung nach entstellten 
Aufzeichnungen mit systolischen Hochebenen hauptsächlich durch die 
fehlerhafte Lage der Sonde in dem Ventrikel. Sie wäre bald zu viel 
eingesunken, bald zwischen Herz- oder Papillarmuskeln eingebettet. 
Gewiss ist es nicht der Fall in dem grössten Theile der Experimente; 
und Frederieg selbst hat schon auf der Thatsache beharrt, dass 
die Entstehung des Plateaus von der Lage der Sonde unabhängig sei. 
Beim Pferde kann man die beiden Ballons des Chauveau-Marey- 
schen Katheters in den Ventrikel schieben; die beiden Curven sind 
immer ähnlich und zeigen natürlich Hochebenen. Im Gegensatze zu 
den durch vortreffliche Apparate gewonnenen Zeichnungen zeigen die 
Kammerpulsfiguren des Frey’s Tonographen keine typischen Details mit 
Deutlichkeit;jede Systoleneurve hat einen einfachen stumpfspitzigen Gipfel, 
die Ansteigelinie ist wenig rasch, oft selbst stark geneigt. Dies alles legt 
die Vermuthung nahe, dass das Instrument v. Frey’s träge sei. Die 
Reibung der Flüssigkeit in der Sonde, sowie der Luft in der Capillare 
des Apparates, der Widerstand der dicken Kautschukmembran des 
Trommelraumes und die Zusammendrückbarkeit der Transmissionsluft 
machen zwar den Tonographen frei von Eigenschwingungen, dagegen 
vereinigen sie sich, um die feineren Undulationen des Kammerpulses 
abzuschwächen, und die Vorrichtung gehorcht den plötzlichen An- 
trieben zu langsam. Deshalb ist die Ansteigelinie jeder Systole in 
den Zeichnungen v. Frey’s nicht so rasch als bei den Figuren der an- 
deren Autoren. Aus der Thatsache, dass der Tonograph die Be- 
wegungen eines mit der Hand geführten Hebels treu wiedergibt, muss 
man nicht schliessen, dass dasselbe Instrument die viel mehr ver- 
re ie ee ET 
