Nr. 7. Centralblatt für Physiologie. 265 
wickelten Drucksehwankungen in der Kammer richtig registriren könnte. 
Wäre der Tonograph im Stande, die Bewegungen einer Stimmgabel 
mit 100 V. D. zu zeiehnen, wie dies mit einer vortrefflichen Aufnahme- 
trommel möglich ist? 
Prof. Max v. Frey glaubt nach einer Reihe von mathe- 
matiscnen Rechnungen alle Beschaffenheiten einer guten Registrir- 
vorrichtung erreicht zu haben. Um die Bedeutung dieses Urtheiles 
zu beleuchten, will jch nur den folgenden Punkt hervorheben: Bei 
raschen Öompressionen, sagt der Autor (Du Bois-Reymond's Archiv 
1893), erwärmt sich die im Tonographen eingeschlossene Luft, sie 
dehnt sich aus, und demzufolge sind die Verlagerungen des Flüssig- 
keitsniveaus im Vorraume des Apparates sehr klein. Warum aber 
diese Wärmeproduction? Die durch die Druckzunahme der Luft in 
Thätigkeit gesetzte lebendige Kraft ist zur Spannung der Kautschuk- 
membran zum grössten Theile verbraucht, ohne Wärme zu entwickeln. 
Ohne Werth auf dieses zu legen, schätzt er die Temperaturerhöhung 
der Luft für eine Drucksteigerung von 100 Millimeter Hg ab, und 
erreicht durch Berechnungsfehler die kolossale Zahl von 3383°! Der 
Druck im Luftraum wird 12:5 Atmosphären! Der Tonograph realisirt 
das Perpetuum mobile. Er fordert eine gewisse Energiemenge, liefert 
eine Arbeit und gibt als Wärme wieder mehr Energie als er davon 
empfangen hat. 
Obgleich die Arbeiten von Frederieq und Hürthie die Frage 
über die Entstehung des systolischen Plateaus erklärt haben, halte ich 
es nicht für unnütz, die folgenden bei demselben Hunde durch ver- 
schiedene Methoden gesammelten Ventrikeldruckeurven mitzutheilen. 
Die Fig. 1 zeigt die Druckeurven der rechten Kammer, welche mit 
einem, dem von Chauveau-Marey ähnlichen, in die Vena jugularis 
des mit Morphium betäubten Thieres geschobenen Herzkatheter: re- 
gistrirt wurden. Natürlich zeigen diese Curven ein Plateau. — Die 
Zeichnungen der Fig. 2 sind in der folgenden Weise aufgeschrieben: 
Ein mit Natriumsulphatlösung gefüllter metallischer Katheter ist mit 
einem guten Sphygmoskop verbunden. In der rechten Ventrikel des- 
selben Thieres vor und nach dem Chauveau-Marey’schen Katheter 
eingeführt, gibt dieser Apparat stets spitzige Druckeurven, welche eine 
gewisse Analogie mit den Figuren des Frey’schen Tonographen dar- 
bieten. Dennoch registrirte dieses Sphygmoskop den Üarotidenpuls 
richtig, wie die Fig. 3 zeigt. Diese in Bezug auf Registrirung 
des Druckablaufes in Arterien fehlerlose Vorrichtung wird mangel- 
haft, wenn sie die Druckwechsel im Ventrikel, wo der Druck in 
einem Augenblicke negativ wird, aufschreiben soll. Die lebendige 
Kraft der bedeutenden Masse der während jeder Systole heftig in den 
Apparatsraum injieirten Flüssigkeit überspannt den Kautschukschlauch 
ohne Maass; deswegen und durch die Reibung der Flüssigkeit in der 
Sonde sind die Undulationen erloschen und ein stumpfspitziger Gipfel 
ersetzt das Plateau. Man sieht also, dass eine dem Anschein nach 
fehlerlose, den Arterienpuls richtig schreibende Vorrichtung streng 
geprüft werden muss, ehe man sie zur Schreibung des Kammerpulses 
gebraucht. Sie kann nicht mehr dem Zwecke entsprechen, wenn sie 
zwischen grösseren Druckgrenzen als gewöhnlich, und für welche sie 
