268 Centralblatt für Physiologie. Nr.ar 
k 
_Po Vo 1 I ) 
a7 k1 ee - 
our (onen 1) 
— 041 (Ds12 HH 
— 5:62 Kilogrammmeter — 0'0133 grosse Öalorien. 
Nun braucht 1 Kilogramm Luft (wenn die Ausdehnung verhindert wird) 
zur Erwärmung um 1° Ö., eine Wärmemenge von 0:1683 Calorien. 
Die Temperaturerhöhung T, welche der Liter Luft bei adiabatischer 
Compression auf zwei Atmosphären erfährt, wird demnach betragen: 
1 0:0133 6 
ar 0:00126 "01683 ae 
Obwohl bei tonographischen Aufzeichnungen die Drucksehwan- 
kungen nur Bruchtheile einer Atmosphäre betragen, sind die Er- 
wärmungen der eingeschlossenen Luft doch nicht zu vernachlässigen. 
Es könnte höchstens in Zweifel gezogen werden, ob bei der Puls- 
schreibung der Druck rasch genug schwankt, um den Vorgang als 
einen adiabatischen betrachten zu dürfen. Der Versuch zeigt, dass 
dies der Fall ist. Prüft man den Tonographen in der von mir be- 
schriebenen Weise,*) so lässt sich schon bei einer Druckschwankung 
von 50 Millimeter Hg in '/,, Secunde die Wirkung der Erwärmung auf 
die Angabe des Instrumentes deutlich constatiren, d. h. bei Druck- 
schwankungen, wie sie bei tonographischen Versuchen ganz gewöhnlich 
vorkommen. Es ist also nicht Meinungssache, sondern eine stets 
nachweisbare Thatsache, dass die Luft des Tonographen bei der Puls- 
schreibung ihre Temperatur verändert. 
Daraus ergibt sich unter anderen die interessante Folgerung, dass 
die Bewegungen der Membran und der Flüssigkeitsoberfläche im 
Instrument nicht streng proportional gehen können. Erstere sind nur 
von dem Druck, letztere aber ausserdem noch von der ersten Ab- 
leitung des Druckes nach der Zeit abhängig. 
Die Betrachtung wird auch nicht dadurch verändert, dass die 
eine Wand des Luftraumes, die Membran, nachgiebig ist. Immer 
muss die Luft auf den Werth des Blutdruckes eomprimirt sein, wenn 
ihre Spannung auf die Membran sich übertragen soll. Es kommt 
nur zur Öompression der Luft noch eine Vorwärtsbewegung der Luft- 
säule als Ganzes hinzu, eine Arbeit, welehe vom Blutstrom noch 
ausserdem geleistet werden muss und in einer entsprechenden Ver- 
schiebung des Flüssigkeitsniveaus im Instrumente ihren anschaulichen 
Ausdruck findet. 
In dem Verhältniss dieser beiden Arbeiten, der Compressions- und 
der Verschiebungsarbeit, liegt ein wesentlicher Unterschied zwischen 
den Apparaten von Ohauveau und Marey einerseits und meinem 
Tonographen andererseits. Erstere Instrumente haben grosse Ver- 
schiebungen und geringe ÖCompressionen, mein Tonograph dagegen 
geringe Verschiebung und starke Compression. Um letzteres zu 
erreichen, muss, wie ich wiederholt hervorgehoben habe, die Membran 
*) Die Untersuchung des Pulses etc. S. 51. 
